D E Dijon, z^^^; (^ 



iignes & en points, fera le nombre des par- 

 ties qui doivent compofer I'echelle demandee 

 depuis le terme de la glace jufqu'a celiii de 

 Teau bouillante. 



Voici un autre thermometre reftificateur, 

 du barometre ( indique par Dom Casbois ) , 

 qui exige encore moins de preparation & 

 d'attention ; c'eft un tube de verre bien cy- 

 lindrique, longde 30 pouces environ, fcell6 

 par fon extremite inferieure , & charge de 

 mercure jufqu'a la hauteur moyenne du ba- 

 rometre. Apres avoir marque fur cette efpeqe 

 de thermometre le terme de la glace , on 

 Tapplique fur la planche du barometre , de 

 maniere que le point qui marque le terme de 

 la glace , fe trouve fur une des Iignes de la; 

 divifion du barometre. Lorfque le mercure 

 de ce thermometre , rarefie par la chaleur , 

 hau^Te d'une , de deux,6'f:. Iignes au deffus de 

 la glace, on retranche la meme quantite de 

 la hauteur du barometre ; lorfqu'il baifle d'unf* 

 ou de deux Iignes , on ajoute cette quantite 

 a la hauteur du barometre. 



Ce thermometre n'exige , dit-on, aucun 

 calcul ; il ne demande pas meme d'etre regie 

 a I'eau bouillante , & il a I'avantage de mon- 

 trer , de la maniere la plus fimple & la plus 

 fure , ce qu'il faut retrancher a la hauteur, 

 du barometre , ou ce qu'il faut y a j outer. 



Cette affertion doit etre vraie , lorfque ce 

 thermometre reclificateur eft conftruit avec le 

 meme mercure & le meme verre que le ba- 

 romun s mais s'il en eft aU|f rement , cette aij; 



"^ "^"" " '■ " 9n 



