tOl ACADJ&MIE 



pas d'accord fur I'intenfite de cct effet ; l^. la 

 plupart negligent cette corredion. Ces deux 

 inconv^niens , fi Ton n'y fait attention , ren- 

 dront impofTible la comparaifon des obferva- 

 tions du barometrc. 



M. Legaux en donne les raifons , & indique 

 en meme temps I'experience dont il a fait 

 iifage pour s'affurer de la dilata tion du mer- 

 cure ; elle eft la meme que celle employee 

 par M. de Rocheblave. M. Legaux a fait conftruire 

 line cruche de fer blanc de 34 pouces ; il Ta 

 remplie d'eau la plus pure qu'il a fait bouillir; 

 les barometres etant alors a 27 pouces 6 li- 

 gnes ( hauteur moyenne de ce pays ) , & le ther- 

 mometre de M. de Reaumur etant a zero. 

 Mais auparavant il avoit foude au refervoir 

 de (es barometres , tant a furface plane que 

 lumineux ou phofphoriques & ordinaires, \\n 

 tube ouvert a fon extremite fuperieure, de 

 la meme hauteur que celui qui contenoit le 

 jnercure, pour empecher la preffion de I'eau 

 fur la furface inferieure du mercure dans le 

 refervoir ; il a marque fur chacun de fes ba- 

 rometres, avec des curfeurs, leurs hauteurs 

 de 27 pouces & 6 lignes, le thermometre 

 ^tant toujours a zero : puis il les a plong^s 

 daus I'eau bouillante. Cette experience rei- 

 t^ree differentes fois avec les memes circonf- 

 tantes & les memes precautions , lui a donne 

 conftamment 3 lignes de dilatation : ayant 

 eu foin d'obferver pendant ce temps s'il n'ar- 

 rivoit aucun changement dans Ja prefllon de 

 I'athmofphere , auquel cas il en auroit tenu 

 compte, 



