b E Dijon, 'iyS4. 105 



preuve que les differentes efpeces de verre 

 ne jouiffent pas de la meme dilatabilite : 

 d'ailleurs , ce point de phyiique a 6te de- 

 montre evidemment par les experiences de 

 plufieurs Savans , & line plus longue difcuf- 

 iion a ce fujet feroit inutile. ( V. la Dijfer- 

 tation du Docieur Mardnc ^ fur la conjl ruction des 

 thermometres» ) 



Les differentes efpeces de verre font done 

 differemment dilatables. Cela une fois pofe 

 & reconnu, voyons maintenant comment il 

 faut proceder a la reftification dubarometre, 

 pour prendre comparativement !a veritable 

 hauteur du mercure, relativement aux diffe- 

 rens degres de temperature. 



Nous penfons qu'il faut diftnguer les ba- 

 rometres que Ton a faits jufqu'a prefent , de 

 ceux que Ton pourra faire ci-apres. Confe- 

 quemment cette diftinftion exige deux arti- 

 ticles fepares , li Ton veut rendre poffible la 

 comparaifon des obfervations du barometre. 

 Nous appellons barometns anciens , tous les 

 barometres aftuellement conftruits ; & baro- 

 metres nouveaux , tous ceux que Ton conftruira 

 dans la fuite. 



TROISIEME SECTION. 



Barometres nouveaux. 



Nous fuppofons que tous les Meteorolo- 

 gilles font dans I'intention de corriger fur le 

 barometre , les erreurs produites par Tin- 

 fluence du chaud & du froid, parce que cettcj 



