'lo6 A C A D E M I E 



corredion eft jugee indifpenfable. Dans cette 

 hypothefe , que doit faire im Phyficien qui 

 a congu le deffein de rediger des obferva- 

 tions barometriques exaftes ? II doit , avant 

 de les commencer, faire les experiences ne- 

 ceffaires pour connoitre la dilatabilite du tube 

 de verre dans lequel le mercure de fon ba- 

 rometre eft renferm^ ; la Phyfique lui pre- 

 fente trois moyens pour parvenir a ce but. 



Le premier eft de foumettre fon inftrument 

 aux temperatures de la glace fondante & de 

 I'eau bouillante,en obfervant les conditions 

 recommandees par M. Legaux. Ce procede 

 lui donnera les connoiffances qu'il defire ; il 

 faura quelle eft I'etendue de la dilatation du 

 mercure de fon barometre , du point de la 

 glace a celui de I'eau bouillante. En confe- 

 quence il drefl'era pour fon ufage ( s'il ne 

 veut pas fe contenter de notre Table baro- 

 thermometrique ) une echelle ou une table 

 particuliere , a I'aide de laquelle il pourra 

 faire , a chaque obfervation du barometre , 

 la correftion qu'exige la temperature fur la 

 hauteur de la colonne du mercure. 



Le fecond moyen n'exige aucune expe- 

 rience. II confifte a placer a cote du baro- 

 metre , un tkermometre rcclificateur femblable a 

 celui indique ci-devant par Dom Casbois. 11 

 fuffit de marquer fur cet inftrument le terme 

 de la glace , & de le conftruire avec le meme 

 yerre & le meme mercure que le barometre. 

 Un thermometre ordinaire , fans reunir ces 

 conditions , pourroit procurer le meme avan»; 



