iD E Dijon, 77^4. lo^i 



entr^s ci-devant, ont fait fentir affez com- 

 bien la reftification du barometre eft indif- 

 penfable pour prendre la veritable hauteur 

 du mercure. On fe rappelle que la chaleur 

 rarefie ce fluide , & que le froid le condenfej 

 & qu'a mefure que Tun ou I'autre en change 

 le volume, ils en font varier la pefanteuc 

 fpecifique. Tous les Phyficiens, en convenant 

 de I'exiftence de cette variation , conviennent 

 en meme temps de la neceUit^ de la redi- 

 fication. Voyons maintenant de quelle ma- 

 niere il faut operer pour la faire correfte- 

 ment fur I'obfervation journaliere ; nous 

 parlerons enfuite des obfervations anciennes, 



PREMIERE SECTION. 



Obfervations journallens ou aciudles. 



Le Meteorologifte qui veut faire des ob- 

 fervations exaftes , ne neglige pas, avant de 

 les commencer, d'employer tous les moyens 

 convenables pour fe procurer des inftrumens 

 conftruits avec precifion, & felon les prin- 

 cipes recommandes par les Phyficiens. 11 

 fait que I'importance & I'utilite de fon tra- 

 vail dependent en quelque forte de cette 

 petite attention , s'il ne veut pas fe donner 

 la peine de les faire lui-mcme : ce qui eft 

 une befogne dont on n'eft pas toujours a, 

 portee de s'occuper ; mais befogne bien fatis- 

 faifante , parce qu'elle nous donne un degre 

 de conviction que rien ne pent egaler. 



.Ainfinous imaginons que le Meteorolcgift© 



