no ACADiMIE 



eft perfuade de la.bonte de (es inftmmens, 

 foit quil les ait conftruits lui-meme, loit 

 qu'il les ait verifies. Son barometre a furface 

 plane eft monte fur une echelle gradiiee avec 

 loin; il en eft de meme de fes thermometres. 

 Je dis fes thermometres ^ parce qu'il en faut 

 plufieurs lorfque Ton vent faire la re£lifica- 

 tion du barometre. Le thermometre fufpendu 

 a I'exterieur & dans la rue, ne pent fervir 

 a cette operation. Le barometre eft ordinai- 

 rement attache dans nos appartemens : il 

 n'a pas befoin , pour faire fes fonftions , d'etre 

 place a Texterieur. Ceft pourquoi on fixe 

 fur la planche de cet inftrument, un fecond' 

 thermometre qui indique, a chaque obferva- 

 tion, la temperature de I'appartement ; celui 

 qui eft a I'exterieur indique la temperature 

 de Tathmofphere. Ilyatoujours entre I'une, 

 & Tautre temperature une difference , foit 

 en plus, foit en moins. 



Le Meteorologifte fait, par la verificatioa 

 on I'experience qu'il a faite, que fon baro- 

 metre etant a 27 pouces & 6 lignes , fait , 

 du point de la glace a celui de I'eau bouil- 

 lante , une variation de 5 lignes. II drefle 

 une Echelle on une table d'apres cette va- 

 riation : elle auroit pu etre plus etendue 

 (parexemple de 6 lignes) pour les raifons 

 que nous avons expofees ci-devant. Dans 

 ce cas, on conftruit la table ou I'^chelle de 

 corredion fur une dilatation de 6 lignes : mais 

 nous fuppoferons ici qu'elle n'eft que de 

 5 , parce que le barometre ne I'a donnee 

 que de cette etendue. 



