D E Dijon; 17^4. 11 i 



Or , pour faire une table de correftion fur 

 une variation de cinq lignes , voici comme 

 il faut proceder. Vous divifez d'abord les 

 5 lignes en 500 parties egales. Le zero re- 

 prefente le point de la glace , & 500 celui 

 de Teau bouillante ; confequemment 250 & 

 125 reprefenteront , le premier 40 degres au 

 deffus de la glace, & le fecond 20 ; le tout 

 au thermometre de Reaumur. Le premier 

 chifFre a gauche indique les lignes , & les 

 deux autres , qui fuivent, indiquent les cen- 

 tiemes de ligne. Ainfi lorfque le barometre 

 fe foutient a 27 pouces & demi, le ther- 

 mometre de Reaumur etant a 20 ou 40 de- 

 gres au deffus de la glace , la table vous 

 apprend qu'il faut, dans ce dernier cas, re- 

 trancher de la hauteur de la colonne de 

 mercure 2 lignes & 50 centiemes ( ou deux 

 lignes & demie ) ; & dans le premier cas , une 

 ligne & 23 centiemes ( ou une ligne & un 

 quart ). 



Vous pouffez plus loin la divifion de votre 

 table ; & vous voyez que lorfque le baro- 

 metre eft au meme point , & le thermometre 

 a dix degres dilatation , la correftion eft 

 de 62 centiemes, c'eft-a-dire de 6 dixiemes 

 de ligne. Vous prenez la moitie de cette 

 fomme , qui eft 31, & vou s favez que le 

 thermometre etant a 5 degres de dilatation, 

 la correftion doit etre de trois dixiemes de 

 ligne. Vous divifez 31 en 5 , & cette fub- 

 divifion vous fait voir quHin degre de dila- 

 tation avi thermometre de^ Reaumur , aug- 



