112 A C A D ^ M I E 



mente de 6 centiemes de ligne la hauteur 

 d'une colonne barometrique de 27 pouces & 

 demi. 



D'un autre c6t6 , cette {ubdivifion vous 

 apprend qu'un degre de condenfation au 

 meme thermometre , diminue de la meme 

 quantite la hauteur de la colonne : dela 

 vous tirez la conf^quence , que lorfque le 

 barometre eft a 27 pouces & demi, & le 

 thermometre a 20 ou 40 degres au deflbus 

 de la glace, il faut, dans le premier cas, 

 ajouter a la hauteur barometrique une ligne 

 & un quart, & dans le fecond, deux lignes 

 & demie , ainli du refte pour les difFerens 

 degres de condenfation. ( V. la Table, baro- 

 thermometrique ci-apres. ) 



Si la temperature reftant toujours la meme, 

 par exemple , a 20 degres de dilatation du 

 thermometre de Reaumur ) , le barometre 

 varioit de 6 lignes, & montoit a 28 pouces, 

 alors il faudroit retrancher fur la colonne 

 une ligne & 27 centiemes , & non pas une 

 ligne & 25 centiemes comme ci-deffus. 



Si le barometre au contraire defcendoit a 

 27 pouces , il ne faudroit retrancher qu'une 

 ligne & 23 centiemes. Ces differences , comme 

 il eft aife de s'en appercevoir , font pen 

 feniibles : neanmoins on doit en tenir compte 

 dans I'obfervation , & retrancher , dans le 

 premier cas , une ligne & trois dixiemes, 

 & dans le fecond, une ligne & deux dixiemes. 



Si la variation thermometrique du bare- 

 metre etoit plus ^tendue , c'eft-a-dire , de 6 



lignes 



