D E Dijon, /7<?4: ny 



la feconde , depuis le point de congelation 

 juTqifa 80 degres au deffous de ce point. 

 Ainli, Tune marque les degres de dilatation, 

 & I'autre les degres de condenfation. 



La feconde colonne horl^ontak indique la 

 hauteur du barometre en pouces & lignes ; 

 & les chifFres qui font au deffous, dans la 

 colonne ■ verticale , donnent les lignes & les 

 centiemes de lignes qu'il faut retrancher 

 ou ajouter a la hauteur du barometre, fui- 

 vant les differens degres de temperature. 

 Exemplc. Le barometre eff a 28 pouces , & 

 le thermometre interieur a 12 degres de di- 

 latation. Je parcours la feconde colonne ho- 

 rizontale, & a Tendroit oil fe trouve 28 

 pouces , je vois, fur la ligne parallele a 12 

 degres de dilatation , qu'il faut de la hauteur 

 du barometre, retrancher 78 centiemes ,ce 

 qui fait 8 dixiemes de ligne. 



Autre exemple. Le barometre eft a 27 pouces, 

 & le thermometre interieur a 23 degres de 

 dilatation. La Table m'apprend qu'il faut re- 

 trancher de la colonne de mercure une ligne 

 & 4 dixiemes. S'il y avoit 146 au lieu de 

 145, il faudroit alors retrancher une ligne 

 & 5 dixiemes. 



Troljieme exemple. Le barometre eft a 28 

 pouces 6 lignes, 5r le thermometre interieur 

 eft a 1 1 degres de condenfation , ou au deffous 

 du terme de la glace : dans ce cas, je vois , 

 par la Table, qu'il faut ajouter a la hauteur 

 du barometre, 73 centiemes ou 7 dixiemes 

 file ligne. 



