IlS A C A D E M I fe 



Cet expofe fuffit pour rendre facile Turage 

 de cette Table. Nous n'y avons place la 

 hauteur da barometre , que de demi-pouce 

 en demi-pouce , parce que cette diviiion nous 

 a paru fuffifante. 



Quant au thermometre de Reaumur , il 

 s'y trouve de degre en degre. Nous ne fommes 

 pas entres dans les fractions , parce que les 

 perfonnes les plus fcrupuleufes peuvent fe 

 les procurer facilcment, a la feule infpe6tion 

 de la Table* Je fuppofe que le thermometre 

 eft a 12 degres & demi de dilatation, & le 

 barometre a 27 pouces & 9 lignes. Je vois , 

 a la vue limple , & fans aucun calcul, qu'il 

 faut retrancher de la colonne de mercure 

 80 centiemes , ou 8 dixiemes de ligne. 



Cette Table, malgre la difFerente dilata- 

 bilite des verres de differentes efpeces , pent 

 etre employee a la correftion d'un baro- 

 metre quelconque,fans4eter dans une erreur 

 bien fenfible. Les tubes les moins dilatables 

 font monter de 6 lignes le mercure , du point 

 de la glace a celui de I'eau bouillante; ceux 

 qui font les plus dilatables , ne le laiffent 

 monter qu'a 5 lignes, Cette difference, dans 

 leur dilatabilite , eft peu confequente; 1°. 

 lorfqu'elle eft comparee a celle de notre 

 Table ; 1°. lorfque Ton fait attention que le 

 degre moyen du thermometre interieur dans 

 le cceur de I'ete , neft que de 16 degres & 

 demi de dilatation. 



En effet , les tubes de barometre les moins 

 dilatables , lorfque cet inftrument eft a 28 



pouces. 



