D E Dijon, /7<?4. 129 



pouces, exlgeroient pour 16 dcgres & demi, 

 line reftification d'une ligne & 22 centiemes : 

 les plus dilatables n'auroient befoin que d'une 

 redification d'une ligne & 3 centiemes; & 

 notre Table la donne d'une ligne & 8 cen- 

 tiemes, c'efl-a-dire , d'une ligne & un di- 

 xieme. Mais fans examiner ici fi les expe- 

 riences qui fixent a fix lignes, & meme a 

 fix lignes & demie , la variation thermome- 

 trique du barometre , du point de la glace 

 a celui de I'eau bouillante, ont ete bien ou 

 mal faites , nous nous bornerons A faire voir 

 que notre Table eil applicable a toutes les 

 variations quelconques. II ne faut , pour lui 

 donner cet avantage, que changer I'expreffion 

 de la feconde colonne horizontale, & mettre 

 idealement ou reellement 28 pouces a la 

 place de 32, lorfque le barometre dont on, 

 fe fert , fait , etant a 28 pouces, une varia- 

 tion thermometrique de fix lignes : alors on 

 s'appercoit , au premier coup d'ceil , que cet 

 inftrument ( le thermometre marquant, comme 

 ci-devant, 16 degres & demi ) exige une 

 reftification d'une ligne & 22 centiemes, on 

 2 dixiemes : ce qui s'accorde parfaitement 

 avec celle que nous avons trouvee prece- 

 demment. 



Si le barometre , au lieu de faire une va- 

 riation thermometrique de 6 lignes, n'en fart 

 qu'une de 5 , du point de la glace a I'eau 

 bouillante, lorfqu'il eft a 28 pouces, dans 

 ce cas on place idealement 28 pouces a la 

 place de 27 , & I'on trouve avec la meme 



I 



