148 A C A D E M I E 



du coude que Ton eft oblige de donner au 

 tiiyaii apres I'entonnoir; fi ce coude eft a an- 

 gle droit, Teau montera beaucoup moins haut 

 que lorfqu il eft fait en courbe allongee , la 

 grandeur de Tentonnoir y influe aufti beau- 

 coup ; Teau s'eleve a une hauteur d'autant 

 plus grande , que cet entonnoir eft plus large ; 

 d oil Ton peut conclure qu'elle ne monte ja- 

 mais dans cet inftrument a la hauteur de fa 

 chute , & que Ton ne pourroit s'en fervir 

 qu'apres des experiences faites fur des vitefl'es 

 connues. 



Les defauts de cet inftrument m'en ont fait 

 imaginer un autre qui m'a tres-bien reufli , & 

 qui n'a pas les inconveniens de celui de M^. 

 Pitot. Ma methode conftfte a mefurer la vi- 

 tcfl'e de I'eau par fon choc, au lieu que M^, 

 Pitot la mefure par la hauteur de la chute 

 capable de produire cette viteffe. 



L'inftrument dont je me fuis fervi , eft com- 

 pofe d'une efpece de palette de 6 pouces de 

 largeur fur 3 pouces de hauteur, formee d'une 

 feuille de fer blanc ; la tige eft une tringle de 

 fer de 3 pieds 334 pouces de longueur, ap- 

 platie dans la partie inferieure en forme de 

 couteau; dans la partie fuperieure elle eft 

 applatie parallelement, & dans un autre fens; 

 elle eft percee dans le milieu de fa longueur 

 d'un trou rond de 2 lignes de diamctre; fon 

 extremite inferieure eft encore applatie dans 

 le meme fens que la partie fuperieure, mais 

 feulement fur deux pouces de hauteur , pour 

 pouvoir etre attachee folidement a la plaque 

 ^e fer blanc ; dans la partie fuperieure elle 



