D E Dijon, lySj. 121 



quallte dans tons les temps & dans tons les 

 lieux, on en remplira un vafeA,/sj-. /, aiTez 

 profond pour que Ton puiffe y plonger, de 

 toute leur hauteur, les tubes dont on voudra 

 faire des areometres. 



On aura plufieurs tubes d'areometres les 

 mieux foufFies que Ton pourra, & dont les 

 tiges bien egales auront une groffeur propor- 

 tionnee a la fenfibllite que Ton voudra don- 

 ner aux degres. On aura foin d'y inferer les 

 papiers dellines a recevoir les graduations. 



On difpofera une balance ordinaire, bien 

 jufte & bien mobile , de maniere que Ton puifle 

 la faire monter ou defcendre a volonte , & 

 par un mouvement libre & facile , comme par 

 line vis , ou fimplement par le moyen d'un 

 cordon qui, padant fur une poulie attachee 

 au plafond, feroit fixe a une clef, comme 

 rindique la figure 2. 



Sous un des baflins de la balance fera un 

 crochet C defl:ine a fufpendre I'areometre. 



On aura auffi une balance que je nomme 

 balance a divifer, pareille a celle que repre- 

 fente la figure 3 , & dont je donnerai tout k 

 rheure la defcription. 



Enfin , on fe munira de quelques morceaux 

 de plomb en lames , & de fil de laiton de 

 differentes groffeurs. 



Toutes chofes ainli difpofees , la tempera- 

 ture du lieu ^tant de dix degres au deffus de 

 la glace , on procedera de la maniere fui- 

 yante. 



On prendra le tube qui , par fa forme ^ 



