( >«7 ) 



PHYSIQUE DU GLORE. — Sur les seiclics du lac Léman, Note de M. F. -A. Forel. 



(Commissaires : MM. Boiissingaiilt , Cli, Sainte-Claire-Deville, 



H. Maiigon.) 



« Les seiches du lac Léman, étudiées au commeucemciit de notre siècle 

 par J. Vauclier, de Genève, ont été jusqu'à présent considérées comme 

 étant « un phénomène accidentel, consistant en un mouvement alternatif 

 et répété d'élévation et d'abaissement du niveau du lac ». Des recherches 

 nouvelles m'ont prouvé que le phénomène n'est point accidentel et rare, 

 mais tellement fréquent qu'il peut être considéré comme constant; qu'il 

 n'est point spécial à notre lac, mais qu'il est conunun à tous les bassins 

 d'eau, à ceux du moins qui sont fermés ; enfin qu'il est soumis à des lois 

 déterminées. 



M I. — J'appelle seiche la vague d'oscïllation 6xe (vague de balancement) 

 déterminée suivant l'im des diamèties d'un lac par une cause extérieure. 

 Cette cause peut être : ou bien la secousse d'un tremblement de terre, ou 

 bien un changement local de pression barométrique, ou bien l'action du 

 vent (sur les très-petits lacs). 



» J'appelle seiche lomjiludinale la seiche oscillant suivant le grand dia- 

 mètre du lac ; seiche transversale la seiche oscillant suivant le petit diamètre. 

 Les seiches obliques n'existent pas. 



Il J'appelle seiche ascendante et seiche descendante la demi-vague pendant 

 laquelle le niveau de l'eau monte ou descend. 



» IL— J'étudie le rhjthme des seiches à l'aide d'un appareil très-sensible, 

 que i'appcWe ptémyramètre [de TTÀri/ujfa., m;irce). Il consiste en un siphon 

 de caoutchouc et de verre, qui met en communication l'eau du lac avec 

 l'eau d'un bassin enfoncé dans la grève. Un flotteur indique la direction 

 des courants d'entrée vers le bassin, lorsque l'eau du lac s'élève ; de sortie 

 du bassin, lorsque l'eau du lac s'abaisse. 



» La longueur du tube du siphon doit être assez grande (3 mètres 

 dans mon appareil) pour que l'action rapide des vagues du vent soit an- 

 nulée par les frottements, mais que l'action plus lente du changement de 

 niveau des seiches se traduise par un déplacement suffisant du flotteur. 

 La sensibilité de l'instrument peut être augmentée à volonté, en agrandis- 

 sant la surface du bassin (925 centimètres carres dans mon plémyramètre), 

 ou en diminuant la section du siphon (7 millimètres de diamètre). 



» III. — Toutes les fois que j'ai mis en observation cet appareil, j'ai 

 constaté l'existence d'un mouvement rhvthmique d'élévation et d'abaisse- 



14.. 



