mm 

 206,5 



1 1 ,5 

 21 ,0 



( 294 ) 

 pouvait percevoir avec netteté était trop restreinte. On s'est alors livré à des 

 essais méthodiques, avec des lentilles de foyers identiques, mais de formes 

 diverses, et l'on est parvenu à constituer un oculaire doué d'un champ 

 assez grand, et d'une netleté parfaite dans toute l'étendue de ce champ, et 

 cela malgré les variations qu'éprouvent d" et d'" pour l'ajustement de la 

 lunette aux diverses distances et aux diverses vues. Cette lunette est même 

 plus nette que les lunettes ordinaires d'instruments; ce qui tient sans doute 

 à ce que les oculaires de Ramsden, que l'on emploie dans ces dernières, 

 ne peuvent pas satisfaire à la condition d'achromatisme latéral. 



» Voici les proportions que nous avons adoptées. Les distances sont 

 comptées entre les centres optiques des lentilles, et elles tiennent compte 

 approximativement des épaisseurs de celles-ci : 



Distances focales Diamètres Distances 



principales. réels. entre les lentilles, 



mm mm 



Objectif O /" = 23o,o ... 24,5 



Verre anall.itiscur 0' />' = i25,o ... i3,o 



Verre de cliamp 0*' /•'"= 3i ,7 ... 11,0 



Oculaire O"' /'= ' ' >y • • • ^j" 



Diamètre efficace de l'otijeclif 21 ,0 



Grossissement 12 fois. 



111111 

 Distance de l'objectif au centre d'anallatisme «=122,0 



Distance de 0" au diapliragme jjorte-fils 9,5 



Diamètre de l'ouverture de ce diaplirai^nie 5, i 



Écartement des fils pour angle stadimétriciuc ^'^ 3,o5 



Distance du point oculaire à C" 5, i 



Course de roculaire pour viser à 3 mètres • ' ?() 



» Les lentilles simples ont les formes stiivantes : 



» Le verre anallatiseur O' est piano-convexe; le verre de champ 0" est 

 concavo-convexe; le rayon de la courhure concave, 3 fois plus grand que 

 celui de la courbure convexe (t). La lentille oculaire O " est biconvexe, 

 l'une des courbures étant 4i fois plus forte que l'autre (i). Les trois len- 

 tilles ont leur face la plus bombée tournée vers l'objectif. 



» Pour que la lunette soit bonne, il itnporle beaucoup que les foyers de O* 

 et G'écartent peu de ceux qui sont indiqués ci-dessus. Il est donc indis- 

 pensable que, pour mesurer ces foyers, l'opticien fasse usage L\\n\focoinèlre. 

 Toutefois, à cause des incertitudes inévitables de la fabrication, le con- 



(1) Hayons de courbure : pour O', concave i5 lignes, convexe 5 lignes; |)()ur O"', 

 l5 lignes cl ,'> [ ligues convexes. (Les outil:) des opticiens sont encore gradues eu lignes.) 



