( 379 ) 

 plateaux, attachés sous des plans de crislal de roche reposant sur des 

 couteaux d'acier. Le réglage du centre de gravité s'obtient aussi à l'aide 

 d'écrous E, se déplaçant au-dessus de l'axe de suspension du fléau. Ce 

 dernier étant très-court, ses oscillations ont une faible amplitude; c'est 

 pourquoi, au lieu de les suivre au moyen d'une aiguille qui se meut devant 

 un arc de cercle divisé, on a placé à chaque extrémité du fléau un an- 

 neau A portant un réticule, et derrière celui-ci un micromètre M divisé en 

 dixièmes de millimètre. La croisée des fils se déplace devant cette division, 

 et, à l'aide d'une lunette-viseur, on peut suivre aisément les mouvements 

 du fléau. 



» A l'aide de cette disposition, on reconnaît que, la balance étant équi- 

 librée avec 1 kilogramme dans chaque plateau, une surcharge de i milli- 

 gramme donne au fléau une inclinaison de i5 divisions, d'où il suit que 

 l'on peut apprécier nettement — de milligramme, c'est-à-dire peser i kilo- 

 gramme avec une erreur relative moindre que TgTruWoô- ^^ "^ crois pas 

 que cette approximation ait été atteinte jusqu'à présent d'une manière aussi 

 pratique, et celte facilité résulte de la petite longueur du fléau, qui réduit 

 à quelques secondes la durée des oscillations; pour cette raison, les pesées 

 n'exigent qu'un temps fort court. 



» La balance est montée stu* une platine rodée P, et, comme son volume 

 total est très-réduit, on peut la couvrir au moyen d'une cloche de machine 

 pneumatique ordinaire, ce qui permet de faire les pesées dans le vide, sans 

 le secours d'un appareil spécial. 



» J'appelle encore l'attention sur une disposition nouvelle, qui a été 

 adoptée dans cette balance, pour mettre le fléau en liberté ou arrêter ses 

 oscillations. La disposition ordinairement employée consiste essentielle- 

 ment, comme on sait, en une traverse horizontale qui soulève les étriers 

 et arrête les oscillations du fléau : cette traverse se déplace parallèlement 

 à elle-même, tandis que le fléau décrit xui arc de cercle. Les surfaces 

 frottantes de ces organes changent donc pour chaque inclinaison du fléau ; 

 il en résulte un déplacement latéral des chapes d'agate sur les i.outoaux 

 d'acier. Ce glissement occasionne des vibrations qui, non-seulement nui- 

 sent à la stabilité de l'appareil, mais encore usent rapidement les tran- 

 chants des couteaux et détruisent la sensibilité de la balance. 



» Dans le nouvel appareil, on a remédié à ce défaut en substituant au 

 bras horizontal deux leviers articulés autour d'un axe placé sur le prolon- 

 gement de l'arête du couteau; à l'extrémité de chacun de ces leviers sont 

 taraudées des vis coniques V, dont les pointes s'engagent dans des cônes 



