( 572 ) 

 gagent aussi des quantités de chaleur peu différentes en présence do l'eau : 

 + 0,99 (valériane) et ; 0,67 (oxydation). Une fois dissous, leur action 

 sur la potasse dégage -i-i4j4t't -hi4)<J> à peu près le même nombre; mais 

 l'acide trimétbylacélique dégage, en se combinant à la potasse, une quan- 

 tité de chaleur -\- i3,9, sensiblement moindre que ses isomères. » • 



PHYSIQUE. - Psjihiomèlre évitanl tout calcul, dit hygrodeik, de M. Lowe, 



présenté par M. Tresca. 



M. Tresca, en présentant à l'Académie l'appareil de M. Lowe, s'exprime 

 comme il suit : 



« On connaît l'échelle psychroniétrique de M. Prazmovski, qui permet 

 d'obtenir simplement,- par une opération analogue à celle de la règle à cal- 

 cul, les différentes données psychroinétriqnes qui correspondent à une 

 double observation du thermomètre sec et du thermomètre mouillé. Cet 

 iustrument fort commode exige cependant une certaine habitude, et ne ré- 

 pond peut-être pas complètement à la détermination rapide et en quelque 

 sorte continue de l'état hygrométrique. 



» M. Lowe s'est proposé, an moyen de l'appareil que j'ai l'honneur de 

 présenter à l'Académie, de satisfaire plus couramment à cette détermina- 

 tion dans les usines, et elles sont nombreuses, dans lesquelles les conditions 

 hygrométriques demandent à être contrôlées fréquemment. 



» Il a réuni, avec les deux thermomètres, sur une même monture, un 

 tableau graphique qui permet à l'observateur de trouver rapidement l'éva- 

 luation dont il a besoin. 



) Poiu- obtenir la proportion de saturation, il suffit de prendre à la 

 main le petit boulon qui se trouve sur le devant de l'instrument, de l'abais- 

 ser ou de l'élever, suivant le cas, de manière que le curseur coïncide, sur 

 l'échelle graduée, avec l'indication de ce thermomètre sec, de tourner en- 

 suite le bouton à droite ou à gauche, de manière que le second curseur 

 coïncide avec l'indication du thermomètre humide. L'instnnnent est alors 

 dans les conditions voulues pour faire connaître, par la position de l'ai- 

 guille sur le cadran, la proportion de saturation, le point de rosée et le 

 poids absolu de la vapeur. 



» En suivant, jusqu'au haut du cadran, la ligne verticale la jilus voi- 

 sine de la pointe, on lit directement la proportion de saturation. En sui- 

 vant, jus(pi'à la droite du cadran, l'oblique qui correspond à la pointe de 

 l'aiguille, on lit le point de rosée. On trouve enfin sur ces lignes inclinées 



