( 574 ) 

 toyer, solidemeiit fixé sur son support vertical et muni d'un tube en caout- 

 chouc pressé par une pince en cuivre, est certainement un instrument 

 fort commode ; mais elle ne peut recevoir les liquides qui attaquent le 

 caoutchouc, t't notamment le caméléon, dont on fait un si fréquent usage 

 dans les analyses volumétriques. Pour obvier à cet inconvénient, on a 

 remplacé le tube de caoutchouc et l;i pince par un robinet en verre, mais 

 l'instrument est alors devenu fragile et plus difficile à manier. Je suis 

 arrivé au même but à l'aide de la disposition représentée par la gravure 

 ci-jointe. 



» La burette est inclinée sur un support à deux branches inégales, sur 

 lesquelles elle est solidement fixée. Elle communique par son extrémité 

 supérieure avec une poire en caoutchouc, pouvant fonctionnera volonté 

 comme aspirateur et comme compresseur. 



» Le mécanisme, des plus simples, se compose d'une vis traversée, dans 

 toute sa longueur, par la tige creuse d'im champignon métallique qui 

 vient appliquer sa têle sur le fond de la poire en caoutchouc. Une tige 

 de laiton, munie d'un anneau dans lequel s'engage le pouce de l'opérateur, 

 permet de comprimer la poire par simple pression. L'air qu'elle contient 

 se trouve ainsi expulsé. En plongeant alors le bec de la burette dans le 

 * liquide dont on veut le remplir, et en laissant la poire revenir sur elle- 

 même, le liquide monte par aspiration dans la burette. Lorsqu'il est arrivé 

 au zéro et le dépasse même un peu, on laisse rentrer de l'air bulle à bulle 

 jusqu'à ce que la poire ait repris son volume primitif. Il est alors très-facile 

 d'affleurer le liquide au zéro en com|jrimant légèrement la poire au 

 moyen de la vis. 



» Ainsi remplie et effleurée, la burette peut être abandonnée sans qu'il 

 s'en écoule une goutte de liquide, à moins que la fermeture de caoutchouc 

 soit incomplète. Lorsqu'on veut procéder à un essai, il suffit de presser 

 sur l'anneau pour faire écouler le liquide. En cessant de presser, on laisse 

 rentrer de l'air dans la burette, et, en procédant ainsi par coups de piston 

 successifs, on arrive rapidement à vider une quantité de liquide suffisante 

 pour approcher du ferme de l'opération. On se sert alors de la vis pour 

 faire écouler le liquide goutte à goutte jusqu'à ce que la réaction carac- 

 téristique soit obtenue. La lecture se fait alors très-facilement sur l'échelle 

 divisée placée à la partie supérieure de la bin-ette. Il est bien entendu que 

 le tube a été gradué sur le support même, de telle sorte que chaque espace 

 représente exactement ^^7 de centimètre cube de liqueur. » 



