( i494 ) 



morbides dans le traitement des maladies chirurgicales. (Paris, iS^S, chez 

 G. Masson, éditeur.) 



L'idée capitale produite dans ce livre est dévider les tumeurs formées 

 par des collections liquides ou gazeuses au moyen de l'aspiration avec un 

 corps de pompe daus lequel le vide a été fait préalablement à l'opération. 

 Il y a longtemps assurément que les chirurgiens ont eu recours, de temps à 

 autre, à l'aspiration ; mais ils la pratiquaient en adaptant le corps de pompe 

 représenté par la seringue vulgaire à un tube, qvii plongeait dans le foyer, 

 et en retirant doucement le piston. D'une part, ce procédé n'était ni com- 

 mode ni expéditif; d'autre part, il avait l'inconvénient de ne pas faire un 

 vide parfait et, conséquemment, de nécessiter des canules lui peu volu- 

 mineuses. En outre, les mains qui amenaient le piston transmettaient iné- 

 vitablement quelques mouvements à la canule et risquaient de déchirer 

 l'intérieur de la poche, d'où l'impossibilité d'appliquer la méthode à des 

 cavités qu'il importait d'ouvrir étroitement et de ne pas déchirer. Ces 

 inconvénients sont évités par le vide préalable. Le corps de pompe est fa- 

 briqué de telle sorte que ce vide y est complet et que l'aspiration se fait 

 exclusivement sur le liquide contenu dans la poche. 



Des canules très-petites peuvent être employées, et la main du chirur- 

 gien conserve, pendant que l'aspiration se fait, une immobilité telle que les 

 déchirures sont impossibles. L'appareil instrumental est d'ailleurs com- 

 plété et perfectionné par des robinets qui fonctionnent bien et par l'emploi 

 de tubes en caoutchouc vulcanisé, dont les déplacements ne se transmet- 

 tent en aucune façon au tube métallique plongé dans le foyer morbide. 



L'idée ingénieuse et simple de M. Dieulafoy lui a permis l'emploi de 

 l'aspiration pour des maladies pour lesquelles ou n'aurait pu songer pru- 

 demment à se servir de l'ancien procédé, et notamment pour la hernie 

 étranglée, la ponction de la vessie, les kystes hydatiques du foie, les épan- 

 chements articulaires. 



Des critiques et des contestations de priorité ont été adressées à M. Dieu- 

 lafoy, sous ce prétexte, dont nous parlions tout à l'heure, que d'autres avant 

 lui avaient songé à l'aspiration avec une seringue ; mais on a fait à cet égard 

 une confusion regrettable. Ce qui caractérise l'invention de M. Dieulafoy, 

 ce n'est pas l'aspiration seulement, c'est l'aspiration faite au moyen du vide 

 préalable, et faite avec des modifications instrumentales nouvelles aux- 

 quelles personne n'avait songé avant lui. L'innovation a été si universelle- 

 ment recoiHuie que partout elle a été adoptée comme un procédé chirur- 

 gical nouveau, sous le nom de procédé Dieidafoj. La Commission ne fait 



