( 79) 



» On peut également employer cet instrument en topographie pour 

 faire le levé des polygones servant de canevas. 



» Le miroir-équerre permettra de mener la hauteur dans chaque triangle 

 en prenant pour base un des côtés. 



» Emploi du miroir-équerre comme télémètre. — Le miroir-équerre peut 

 être très-avantageusement employé dans la mesure rapide des grandes dis- 

 tances. Il nécessite alors l'addition au miroir d'une petite pièce permettant 

 de viser, le miroir étant renversé, la limette en bas. Il faut en outre, comme 

 accessoire, une règle de i mètre de long, portant des divisions millimétri- 

 ques et, sur cette règle, un voyant laissant lire les divisions. 



» La règle est supportée par un pied semblable à celui du miroir. 



» Le principe de l'instrument, employé comme télémètre, repose sur la 

 résolution d'un triangle rectangle dont on connaît un côté de l'angle droit 

 et l'angle opposé à ce côté. Le miroir-équerre permet de mesurer très-exac- 

 tement cet angle, qui est toujours très-petit quand on mesure une grande 

 distance au moyen d'une petite base. 



» Soit à mesurer une distance AC. 



» Le miroir-équerre est placé au point A, on vise le point C, on déter- 

 mine une base AB de 20 mètres, perpendiculaire à AC, au moyen d'une 

 canne-pied placée en B (l'emploi du miroir-équerre nous permet d'obtenir 

 très-exactement la perpeudicularité de AB). Cela fait, on enlève le miroir 

 et on le fixe sur le pied B sans toucher au pied A (le miroir est placé la lu- 

 nette en bas, afin de pouvoir de nouveau viser le point C). On place sur le 

 pied A la règle divisée munie de son voyant, ou la règle sur le point C. 



)) Le miroir-équerre est placé dans la direction BC p;tr une seconde visée 

 sur le point C, au moyen d'une bonne lunette portant un réticule; on vi- 

 sera l'axe vertical du miroir et l'on fera glisser le voyant sur la règle jus- 

 qu'à ce que la ligne de séparation des deux parties du voyant couvre l'axe 

 vertical du miroir. 



» On lira alors sur la règle le nombre de divisions interceptées; un cal- 

 cul très-simple donnera la dislance. 



» Si b désigne la base prise, n le nombre de divisions interceptées, la 

 distance est donnée sans erreur sensible ( l'angle mesuré étant toujours très- 

 petit) par la formule 



si b = 20"', ji — o'",-i5, 



800 



d = — - = 3200° 



0,30 



I 1, 



