( I206 ) 



hauteur du Soleil est sensiblement constante, le nombre d'unités de cha- 

 leur absorbées sous une incidence normale, par minute et par centimètre 

 carré. Je me suis servi, dans ce but, soit d'un pyrhéliomètre de Pouillet, 

 dont la surface absorbante est platinée comme je l'ai déjà dit; soit, 

 comme l'a fait M. Tyndall, d'un pyrhéliomètre dont la boîte d'argent pleine 

 d'eau est remplacée par une boîte en acier pleine de mercure. Leur valeur 

 en eau a été déterminée en les exposant à la radiation solaire ou à la flamme 

 d'un bec de gaz, en les plongeant dans un calorimètre à eau, en prenant 

 toutes les précautions en usage pour la mesure des chaleurs spécifiques; 

 cette méthode me paraît plus précise que celle qui consiste à évaluer sépa- 

 rément la valeur en eau de la boîte, du liquide qu'elle contient et de la 

 partie plongée du thermomètre. 



)) La discussion de plusieurs séries d'observations, faites à Montpellier, 

 et l'examen des courbes obtenues, m'amena à conclure que les mesures de 

 radiations, faites dans les villes, sont sujettes à des causes d'erreur pro- 

 venant d'une absorption anormale par les vapeurs, les fumées et les pous- 

 sières et variables avec le degré d'agitation de l'air et la direction du vent; 

 aussi ai-je fait, quand cela m'a été possible, des séries d'observations à la 

 campagne et au bord de la mer. Pour ces séries, je préfère me servir d'un 

 pyrhéliomètre donnant seulement des rapports de radiations, ou aclino- 

 mètre. Il joint, à une grande sensibilité, l'avantage de n'exiger qu'une 

 durée de cinq minutes pour chaque observation complète; il est éta- 

 lonné avec soin avec un pyrhéliomètre normal. 



)) Un gros thermomètre à alcool absolu, dont le réservoir sphérique a 

 4o millimètres environ de diamètre, et la tige 3oo millimètres environ de 

 longueur, remplace la boîte et le thermomètre des pyrhéliomètres précé- 

 dents. La surface de la boule, argentée par le procédé Martin, est recou- 

 verte électrolytiquement d'une couche de cuivre rugueuse, puis de noir de 

 platine, et ensuite enfumée légèrement. L'extrémité du tube est munie 

 d'une ampoule; le réservoir contient quelques gouttes de mercure, afin de 

 permettre d'introduire successivement plusieurs index dans la colonne al- 

 coolique. Pour cela, l'instrument, renversé la boule en haut, est exposé au 

 soleil; la dilatation de l'alcool eng;ige dans le tube un index de mercure, 

 dont on règle la longueur à volonté : il suffit de relever l'instrument pour 

 faire rentrer le mercure dans le réservoir. 



M La boule de l'actinomètre est placée au centre d'une enceinte sphé- 

 rique formée d'une sphère creuse en laiton, polie extérieurement, noircie à 

 l'intérieur, et munie, sur le prolongement de l'axe de l'actinomètre, d'une 



