( I207 ) 



ouverture par laquelle pénètrent les rayons solaires. Des écrans polis, placés 

 en face de cette ouverture, permettent l'admission des radiations solaires 

 par une ouverture circulaire de 3o millimètres de diamètre, de sorte que 

 la totalité des rayons reçus tombe sur le réservoir de l'actinomètre. Cette 

 disposition, analogue à celle de l'électrothermomètre de Watterston, offre 

 l'avantage de régulariser le refroidissement et de permettre d'observer 

 même dans une atmosphère agitée, 



» L'axe de l'instrument étant constamment orienté vers le centre du So- 

 leil, au moyen d'un écran qui reçoit à son centre l'ombre de la sphère de 

 laiton, je note le refroidissement ou le réchauffement pendant une minute, 

 après que l'instrument s'est mis à peu près en équilibre de température 

 avec l'atmosphère, et que sa marche est devenue uniforme, la sphère étant 

 abritée du rayonnement solaire par un double écran placé à une certaine 

 distance. L'écran étant enlevé, je note la vitesse du réchauffement pendant 

 une minute, eu supprimant l'observation faite pendant la minute qui suc- 

 cède immédiatement à l'admission des rayons solaires; je note de même 

 la vitesse du refroidissement pendant une minute, en supprimant aussi l'ob- 

 servation faite pendant la minute qui suit l'obturation de la radiation. 

 J'évite ainsi les erreurs qui proviennent du temps qu'emploie le flux calo- 

 rifique à prendre son régime normal. L'examen d'un grand nombre d'ob- 

 servations, faites pendant des périodes de temps très-différentes, m'a donné 

 la certitude que les observations faites dans ces circonstances, c'est-à-dire 

 dans une durée totale de cinq minutes, comportent une grande précision. 



» L'observation du réchauffement, corrigée du refroidissement avant et 

 après l'observation, donne la marche de l'index, qui doit encore être cor- 

 rigée : 



)) 1° De l'inégalité de section du tube aux divers points de sa longueur; 



» 2° Des variations de la dilatation et de la chaleur spécifique de l'al- 

 cool absolu avec la température. 



» Ces corrections sont faites à l'aide de Tables, dressées préalablement à 

 cet effet. Enfin, on multiplie la marche ainsi corrigée par le facteur qui 

 représente la quantité absolue de chaleur reçue par minute sur i centimètre 

 carré et correspondant à une division de l'actinomètre. 



» L'extrême rareté des belles journées pendant lesquelles le Soleil reste 

 constamment dégagé des moindres traces de cirrhi, et où le ciel conserve 

 une teinte bleue sans voile blanc appréciable, rend ces recherches très- 

 longues et oblige de rejeter des séries entières d'observations, interrompues 

 par des variations atmosphériques. 



)) L'année 1875 a été particulièrement défavorable sous ce rapport. » 



157.. 



