yurt's, (le ontoivc á veinte milíuielros. Totlo.s los observiidoi'es 

 con si el eran los espejos grandes como superiores á los pequeños; 

 sin embargo, cuando las amígdalas están hipertrofiadas es pre- 

 ciso servirse de un pequeño espejo á fin de poderlo colocar de- 

 trás de ellas, y cuando la epiglotis está muy inclinada hacia 

 atrás ó es mal conformada deberá servarse de un pequeño es- 

 pejo elíptico, cuyo tallo debe soldai'se á una de sus extremida- 

 <les, á fin de podei'lo colocar profundamente en la faringe, y 

 poder aclarar las ataduras anterioies de las cuerdas vocales. 



El tallo del laringoscopo es de metal rígido, bastante flexi- 

 ble para poderle dar las corvaduras necesarias. 



En los espejos redondos, elí]>ticos ú ovales el lugar en que 

 el tallo está soldado importa poco; pero en el cuadrangular es 

 ])reciso soldarlo en uno de los ángulos. 



Los laringoscopos fabricados en Alemania tienen un ángulo 

 de abertura de 130 á 135 grados. Mr. Faubel se sirve de los 

 (jue tienen una inclinación solo de 120 porque son mas fáciles 

 de aplicar. 



El largo del tallo tlel laringoscopo es de doce á quince cen- 

 tímetros; y se fija á un pequeño mango de madera de siete cen- 

 tímetros, que permite acortarlo y agrandarlo. 



n. — AjKirato de claridad artificial. — Solamente describire- 

 mos el de Mr. Faubel, que es el que ha servido para nuestros 

 estudios, porque á la ventaja de impedir toda pérdida de luz 

 reúne la de su tacil manejo. 



Este aparato que se monta en una lámpara se compone de 

 una lente bi-convexa ajustada á un circulo metálico: inferior- 

 mente está guarnecido de una rodillera de acero que permite 

 inclinarlo mas ó menos, y superiormente de un espejo plano 

 (|ue lo convierte en auto-laringoscopo. cuando el médico ó el 

 enfermo mismo se examina la laringe. La lente bi-convexa per- 

 mite servirse de este aparato colocado entre la luz de la lám- 

 ])ara y la boca del enfermo. El médico mira directamente ala 

 ])oca, colocado detras de la lámpara. 



IIL — Empleo metódico del laringoscopo. — Después de haber 

 dirigido la luz de la lámpara al fondo de la boca con el apai"a- 

 to <]ue hemos descrito, el médico procede á la introducción del 

 espejo de la manera siguiente. Toma el lai'ingoscopo en sus de- 



