50 



Al ocuparme del laringoscopo me propongo indicar solamen- 

 te las reglas que deben seguirse para ver déla manera mas cla- 

 ra las parte» constituyentes del órgano de la voz y reconocer 

 las enfermedades que pueden afectarlo. No describiré todas 

 las aplicaciones de este nuevo modo de exploración, ni tampo- 

 co los nuevos recursos terapéuticos realizados en el tratamien- 

 to de las enfermedades de la lai'inge. Me bastará demostrar la 

 posibilidad de dirigir directamente los remedios á una región 

 inaccesible hasta hoy para nosotros, y de esta manera quedará 

 demostrada la utilidad práctica del laringoscopo tan vivamen- 

 te sentida por los Sres. Trousseau y Belloc en su Tratado de ti- 

 sis laríngea. 



Discípulo de una escuela en que la medicina está considera- 

 da como una ciencia de observación, y que debe á este princi- 

 pio la mayor parte de su superioridad, he aprendido á conocer 

 y á seguir la via que debe guiarnos en la investigación de la 

 verdad y del progreso. 



La extremada benevolencia con que he sido tratado por mi 

 distinguido maestro y amigo el Dr. Faubel; el desinteresado 

 empeño que ha demostrado en mi aprendizaje, rae han allana- 

 do las dificultades inherentes á los primeros pasos. Gracias ji 

 su habilidad, á los conocimientos profundos que ha adquirido 

 en los estudios laringoscópicos, gracias á su amable condescen- 

 dencia, me he familiarizado con éste nuevo modo de díaosnos- 

 tico. 



Me es muy grato cumplir un gran deber, el de expresar aquí 

 á mi amigo el Dr. Faubel mi gratitud, y cumplo este acto de 

 justicia, declarando que debo á su bondad las observaciones 

 que servirán para demostrar la utilidad del laringoscopo, y pa- 

 ra inducir á los médicos Cubanos á que experimenten este me- 

 dio de investio-íicion, cuyos resultados interesan á la ciencia y 

 A la humanidad. 



I. — El laringoscopo es un pequeño espejo plano fijado al ex- 

 tremo de un tallo metálico en un ángulo determinad(x Sus di- 

 mensiones son variables: el eje longitudinal de los espejos ovoi- 

 des es de diez y ocho á treinta milímetros: su mayor anchu- 

 ra de doce á veinte. El diámetro de los i'edondos de trece á 

 veinte y dos milímetros, Czermak y Faubel los prefieren ma- 



