— 70 — 



zador compuesto de un prisma de Nicol, por ejemplo, y una lámina 

 de cuarto de onda antepuesta, cuyo eje de mínima elasticidad forma 

 un ángulo de 45° con la sección principal de aquél , cruzada con la 

 del polarizador, contándose ese ángulo á partir del eje de mínima 

 elasticidíid en sentido levógiro, deja pasar una vibración circular 

 levógira é intercepta una dextrogira. Ese analizador se denomina, 

 por esa causa, circular levógiro. Si el eje de mínima elasticidad de la 

 lámina de cuarto de onda forma con la sección principal del anali- 

 zador el ángulo de 45°, á partir de aquél, en sentido dextrogiro, se 

 demostraría, de igual modo que anteriormente, que la combinación 

 de ambos órganos intercepta la vibración circular levógira y deja 

 pasar la dextrogira, denominándose el aparato, por esa circunstan- 

 cia, analizador circular dextrogira. 



53. Si la luz que sale de un polarizador rectilíneo atraviesa un 

 cierto medio que convierte las vibraciones rectilíneas en circulares, 

 podrá averiguarse el sentido del movimiento de éstas, valiéndose 

 de un analizador circular. Supongamos que éste es dextrogiro, y 

 que su sección principal se coloca perpendicularmente á la del pola- 

 rizador; si hay extinción total de luz, las vibraciones circulares son 

 levógiras, y si no hay disminución sensible de intensidad luminosa, 

 serán dextrogiras. Para convencerse de que las vibraciones no son 

 rectilíneas, se hará uso de un analizador rectilíneo, observándose 

 entonces que haciendo girar á éste no existe ninguna posición en 

 que se produzca obscuridad completa, lo que sucedería si la vibra- 

 ción fuera rectilínea, en el caso de que su dirección fuera perpen- 

 dicular á la sección principal del analizador. 



