— 66 - 



cuya sección principal es AB, perpendicular á A'B', estaremos en 

 el caso anterior en que a = 90°, y se producirá obscuridad. Puede 

 así formularse la siguiente regla: cuando las secciones principales del 

 polañxador y del analixador forman ángulo recto, ó están cruxadas, 

 liarj extinción total de lux. 



4{t. Se recomiendan especialmente para analizadores: 1.°, el 

 prisma de Hartnack y Prazmowski , que presenta la ventaja de no 

 reducir el campo de visión, y permite aproximar el ojo hasta el 

 punto de cruce de los rayos emergentes, cosa que no sucede en el 

 de Nicol; 2.°, el de Feussner, principalmente el que tiene 6 mili- 

 metros de diámetro útil y 13,5 milímetros de altura. Sleeman há 

 deducido de sus experiencias que en lo concerniente á los analiza- 

 dores las investigaciones para su perfeccionamiento deben dirigir- 

 se más bien al descubrimiento de un cristal artificial que absorba 

 uno de los rayos polarizados, que á las modificaciones basadas sobre 

 la reflexión total. Ese objetivo persiguen los trabajos del Doctor 

 Heraphat sobre el iodo-sulfato de quinina; pero requiere grandes 

 cuidados de manipulación el obtener cristales de esa substancia, co- 

 nocida con el nombre de heraphatita. Si se pudieran conseguir del 

 tamaño conveniente, serian de gran valor como analizadores. 



Esa opinión se confirma por la existencia de un inconveniente 

 anejo á ciertas formas de analizadores. Es frecuente, sobre todo en 

 aparatos de proyección , que haya necesidad de colocarlos en el foco 

 de un sistema de lentes, de modo que los rayos se cruzan en el inte- 

 rior del prisma; y esa posición es muy desfavorable para un anali- 

 zador de los usuales, en el caso de que se emplee un poderoso foco 

 luminoso que no sea eléctrico, pues pueden producirse, por el calor 

 que se desarrolla , daños de consideración en la substancia cemen- 

 tante y en las superficies que están en inmediato contacto con ella. 



2. — POLARIZADORE.S Y ANALIZADORES CIRCULARES 



50. Cuando se superpone una lámina de cuarto de onda á un 

 polarizador rectilíneo, de manera que los ejes de elasticidad de 

 aquélla estén á 45° de la sección principal de este último, la combi- 

 nación de ambos órganos ópticos es un polarixador circular. Este 

 aparato produce, en efecto, luz polarizada circularmente , según se 

 ha demostrado anteriormente (.32). El polarizador circular será dex- 

 Iroyiro ó levógiro , según que sea de una ú otra clase la vibración cir- 



