— 64 — 



Inclinación de la lámina Relación entre la longitud 

 con respecto y el 



al eje del priama. diámetro útil. 



Prismas con lámina de espato. 

 13", 2' 4,26 



17», 4' 3,19 



20», 3' 2,70 



Prismas con lámina de nitrato de sosa. 

 IG», r 3,53 



24", O' . 2,25 



27», O' 1,96 



ün prisma análogo al de Feussner fué ideado por Jamin en 1869, 

 y consiste en una lámina delgada de espato de Islandia, incluida en 

 una celdilla llena de bisulfuro de carbono. Zenker reemplazó este 

 liquido por cufias de vidrio. 



B) Analizadores rectilíneos. 



48. Los analizadores rectilíneos sirven para distinguir la luz po- 

 larizada rectilíneamente de la ordinaria, según se ha dicho ante- 

 riormente (33). Si un rayo de luz 

 ordinaria incide sobre cualquiera 

 de los polarizadores anteriormen- 

 te descritos, se dividirá en dos 

 rayos: uno que se extingue, y 

 otro que atraviesa el polariza- 

 dor. De modo que recibiendo luz 

 ordinaria sobre un polarizador 

 no habrá obscuridad , cualquiera 

 que sea la posición de su sección 

 principal. Supongamos ahora que 

 la luz incidente está polarizada. 

 Sea O un rayo de la luz polari- 

 zada, normal al plano de la figu- 

 ra 30, y cuyas vibraciones se eje- 

 cutan en la dirección PP', siendo 

 su amplitud igual á OP. Dicho 

 rayo penetra en un polarizador, que supondremos que es un prisma 

 de Nicol, cuya sección principal es AB, y en él se divide en otros 

 dos, con vibraciones, respectivamente paralelas á ^i? y á su per- 



