— 327 — 



en los polarimetros, la sección principal óptica del analizador gira- 

 torio ha de conservarse siempre paralela al eje del instrumento. 

 Para juzgar de si en los polarimetros, los prismas son irreprochables 

 y están bien colocados, se ejecutan las dos siguientes comproba- 

 ciones : 



En primer lugar, las dos posiciones del analixador para las cuales 

 aparece el fenómeno óptico sensible, deben corresponder á un ángulo de 

 giro de ISO" exactos. En segundo lugar, midiendo un ángulo grande 

 de rotación de una sustancia activa (próximamente de 90°), d partir 

 de las dos posiciones del analixador que producen el fenómeno óptico sen- 

 sible , los dos valores que se obtengan del ángulo de rotación , deben ser 

 iguales. 



Mientras que en los polarimetros pequeños el círculo graduado 

 está fijo, y los nonius son los que se mueven, en los grandes, el 

 circulo graduado ó limbo es el que gira al mismo tiempo que el ana- 

 lizador. Para eliminar los errores inevitables por la graduación de 

 fectuosa del circulo, el analizador está provisto de una montura, in- 

 dependiente del circulo, y unida á la pieza de los nonius, la cual 

 admite un giro de 180°, fácil de ejecutar. De este modo se puede 

 hacer que los ceros de los nonius coincidan con una división cual- 

 quiera del limbo, y^^iue los ángulos de rotación se midan en diferentes 

 partes del circulo graduado . Para corregir el error de excentricidad 

 del círculo, ó sea, el que resulta de que el eje de giro no pase por el 

 centro geométrico de aquél, existen siempre dos nonius en las ex- 

 tremidades de un mismo diámetro, y los ángulos deben medirse con 

 ambos, adoptando el promedio de las dos lecturas. 



Además, el limbo debe ser perpendicular al eje de giro, pues de 

 otro modo , se obtendrían para el mismo ángulo valores bastante di 

 ferentes en las diversas partes del círculo. Este error no es fre- 

 cuente, pues no ofrece ninguna dificultad para los constructores rea- 

 lizar aquella condición. 



136. 2. — Marcha de los rayos luminosos en los polarimetros, — Si se 

 quiere alcanzar el grado extraordinario de exactitud de que son sus- 

 ceptibles los buenos polarimetros, hay que procurar, ante todo, que 

 la marcha de los rayos luminosos, á través de los mismos, desde el 

 foco luminoso hasta el ojo del observador, sea la más conveniente. 

 En todos los polarimetros y sacarí metros, lo que se observa con el 

 anteojo que forma parte de ellos, es un campo de visión, compuesto 

 de dos ó más píirtes, cuyas iluminaciones ó colores se comparan en- 

 tre sí. Para que tal comparación sea posible, es preciso, en primer 

 término, que sea uniforme la iluminación de cada parte del campo, y 



