— 335 — 



sino anteojos astronómicos con ocular convergente , porque en los de 

 Galileo el anillo ocular se forma dentro del tubo. Geucralracntc se 

 adopta un aumento de cuatro hasta seis veces. Para poder colocar lá 

 pupila exactamente en el plano del anillo ocular, debe colocarse el 

 diafragma de la pieza frontal de modo que aquél se forme un poco 

 fuera de él, porque asi coincidirá con la pupila cuando se aplique el 

 ojo á dicho diafragma. 



Observando exactamente las indicaciones anteriores, y procurando 

 que la marcha de los rayos luminosos dentro del instrumento sea la 

 explicada, no se originarán errores en las observaciones, debidos á 

 defectos en la iluminación ó en la marcha de los rayos, ni tampoco 

 cambios en la posición del cero del instrumento, ósea, del momento 

 en que se produce el fenómeno óptico sensible. 



Hasta ahora se ha supuesto que no se habia intercalado ninguna 

 sustancia activa en el trayecto de los rayos luminosos, como se hace 

 para fijar la posición conveniente del analizador que sirva de punto 

 de píirtida de las observaciones , ó lo que se llama colocación en el 

 cero. Si no sucede eso, es decir, si hay colocada entre los diafragmas 

 del polarizador y del analizador una sustancia de diferente Índice de 

 refracción que el aire, y bajo un espesor considerable, la marcha 

 de los rayos luminosos no es la misma que antes. Para enfocar nue- 

 vamente el diafragma del polarizador con el anteojo, deberá intro- 

 ducirse más en el tubo el ocular. La imagen de la llama tampoco se 

 formará ya en el diafragma del analizador, y habrá que corregirla 

 posición del foco luminoso. 



Las sustancias sólidas y los tubos llenos de disoluciones ó líquidos 

 activos deben centrarse bien con respecto al eje del instrumento , y 

 se cuidará especialmente de que los tubos estén provistos de diafrag- 

 mas cuya abertura tío ha de ser sitio un poco mayor que la de los diafrag- 

 mas del jjolarixador y analizador, con lo cual ningún cono de rayos 

 que corresponda á un punto del campo , será interceptado parcial- 

 mente por ellos, en su marcha á través del instrumento. Por último, 

 ha de advertirse que es una práctica viciosa y que puede producir 

 errores, intercalar entre el polarizador y el analizador vidrios colo- 

 reados ó celdillas llenas de líquidos absorbentes para depurar la luz 

 empleada. 



137. 3. — Modo de efectuar las observaciones.— Fam evitar repeti- 

 ciones al describir los diversos polarimetros, conviene indicar ahora, 

 de un modo general, el método que se emplea para efectuar las ob- 

 servaciones. 



En los polarimetros que carecen de órgano especial sensible, ó que 



