— 336 — 



éste está constituido sencillaraeute por la combinación del polariza- 

 dor y del analizador, y en aquellos otros que lo poseen, ya sea el 

 bicuarzo de Soleil , el diafragma de Laurent ó los aparatos de penum 

 bra , el fenómeno óptico sensible para la vista del observador se pro- 

 duce siempre que el cero del uonius, unido á la montura del anali- 

 zador, que es movible, coincide, próximamente, con el cero del 

 circulo graduado ó limbo. Dicho fenómeno se reproduce por un giro 

 de 180°, y en ese caso, se dice que el polarímetro tiene dos ceros. 



En el polaristrobómetro de Wild, según se indicará detalladamen- 

 te más adelante, el analizador, que no es movible, está invariable- 

 mente unido á las dos láminas de espato superpuestas, con sus seccio- 

 nes principales cruzadas á ángulo recto, que es el órgano sensible. 

 La sección principal del analizador forma con las de las láminas de 

 espato ángulos de 45°. El polarizador es giratorio y su montura está 

 unida al circulo graduado, que arríistra en su movimiento, leyén- 

 dose los ángulos por medio de un nonius fijo. El fenómeno óptico sen- 

 sible se produce cuando la sección principal del polarizador es para- 

 lela á las de las láminas de espato, y forma , por consiguiente, un 

 ángulo de 45° con la del analizador. En un giro del polarizador 

 de 360°, el fenómeno óptico sensible se produce cuatro veces, y por 

 consiguiente, se dice que el instrumento tiene cuatro ceros. 



Los polarímetros se dividen así en dos grandes grupos: 1.°, con 

 dos ceros, y 2.°, con cuatro ceros. En los primeros, 6 sea aquéllos 

 en que el fenómeno sensible se produce dos veces en un giro com- 

 pleto del analizador, el circulo graduado va provisto de dos ceros; 

 en los segundos, la graduación del circulo tiene cuatro ceros. 



Para efectuar las observaciones con un polarimetro perteneciente 

 al primer grupo, se ejecutarán las siguientes operaciones. Después 

 de colocar el foco luminoso en la posición adecuada para que se pro- 

 duzca una imagen real precisa de la llama en el diafragma del ana- 

 lizador , se enfoca perfectamente con el anteojo el diaf ri^gma del po- 

 larizador, que constituye el campo de visión. Haciendo girar conve- 

 nientemente al analizador se coloca éste varias veces en la isosición 

 que corresponde á uno de los ceros del instrumento, y se hacen las 

 lecturas correspondientes con los dos nonius. Intercalada la sus- 

 tancia activa, se enfoca nuevamente el anteojo y se mueve el ana- 

 lizador hasta que se reproduzca el fenómeno óptico que sirvió para 

 la colocación en el cero. Asi que se ha practicado el número su- 

 ficiente de observaciones y lecturas con los dos nonius, se quita la 

 sustancia activa y se invierte el movimiento del analizador para vol- 

 ver al cero, efectuando en éste variiis observaciones. Se halla el pro- 



