CAPÍTULO CUARTO 



APARATOS PARA LA MEDIDA DIRECTA Ó INDIRECTA DEL ÁNGULO 



DE ROTACIÓN 



134. Para la medida de los ángulos de rotación se construyen di- 

 versos instrumentos, que se dividen en dos clases: 



!."■ Polarimetros ó pohristrobómetros. — Sirven para investigacio- 

 nes científicas y se aplican al estudio de todas las sustancias activas. 

 Poseen siempre un circulo graduado para la medida de los ángulos 

 de rotación, y exigen luz homogénea. 



2."'' Sacarímetros . — Están dispuestos especialmente para la deter- 

 minación de la riqueza de las disoluciones azucaradas; carecen de 

 círculo graduado, pero están provistos de un compensador de cuarzo 

 con escala lineal. Se puede emplear la luz blanca, y sus aplicacio- 

 nes son industriales, generalmente. 



I. — Polarimetros. 



135. 1. — Disposición de los órganos ópticos en los polarimetros. — 

 Los órganos ópticos, comunes á todos los polarimetros, están dibu- 

 jados esquemáticamente en la siguiente figura 68. 



La luz que procede del foco A entra en el polarímetro por la lente 



Figura H8. 



condensadora B, y se polariza rectilíneamente en el polarizador C. 

 Inmediatamente , detrás de éste , se encuentra el diafragma circular 

 del polarizador D, el cual se enfoca con el anteojo que se describirá 

 después. Siguen el diafragma circular del analizador E, el analiza- 

 dor jP y un anteojo. Este es en la figura anterior un anteojo astronó- 



