— 326 — 



mico ordinario, compuesto del objetivo O, el ocular H y el dia- 

 fragma J, delante del cual se coloca la pupila del observador. 



En primer lugar, deben los órganos ópticos comprendidos desde 

 B á J estar perfectamente centrados con respecto al eje del instru- 

 mento. Como veremos más adelante, los diversos conos de rayos lu- 

 minosos que atraviesan el aparato están comúnmente limitados por 

 los dos diafragmas D, E, y entre éstos deben colocarse las sustan- 

 cias activas que se estudien, asi es que se considera siempre como 

 eje del instrumento la linea recta que une los centros de esos dos dia- 

 fragmas ; con respecto á esa linea deben estar centrados exactamente 

 los demás órganos ópticos. Mientras que el centraje de la lente con- 

 densadora B suele ser solamente aproximado, el polarizador Cdebe 

 estar colocado de modo que su sección principal sea constantemente 

 paralela al eje del polarímetro. El diámetro de los diafragmas D, E 

 ha de ser algo menor que las dimensiones transversales de los pris- 

 mas C Y F, con lo cual queda cubierta una zona de unos dos milíme- 

 tros de anchura en la periferia de sus seccciones transversales. 



Mientras que en los sacarimetros todos los órganos ópticos son fijos, 

 con excepción del ocular HJ, que puede aproximarse al objetivo ó 

 alejarse de él, en la dirección del eje del instrumento, en los polari- 

 metros, las partes comprendidas entre E y J pueden girar alrededor 

 de un eje común, el cual ha de coincidir exactamente con el del ins- 

 trumento. Esta condición, no difícil de cumplir en los polai'imetros 

 pequeños y en los sacarimetros, es casi irrealizable en los grandes 

 polarimetros, en los cuales los dos grupos de órganos de B á D y de 

 E k J son independientes entre sí y están separados por distancias 

 considerables. En ellos, y aun tratándose de instrumentos construí- 

 dos con la mayor perfección , dicho eje de giro puede llegar á formar 

 con el general del instrumento ángulos de 10 ó más minutos. Esta 

 imperfección puede corregirse dotando de dos movimientos rectan- 

 gulares en su plano al diafragma D. 



La sección principal del analizador F debe también conservarse, 

 en su movimiento giratorio, constantemente paralela al eje de giro 

 y al del instrumento. La condición de que el eje óptico del anteojo 

 Ciít/ coincida con el de giro, se cumple siempre de un modo suficien- 

 temente exacto. 



Ante todo, debe cuidarse de que la orientación recíproca de los 

 dos prismas C y F sea completamente invariable , pues de otro modo 

 se originan constantes oscilaciones en las posiciones que correspon- 

 den á la aparición del fenómeno óptico sensible. Por eso deben estar 

 los prismas completamente fijos en los sacarimetros, mientras que 



