— 337 — 



medio de todos los valores angulares correspondientes al cero, en las 

 dos series de observaciones practicadas, y se resta del que se ha de- 

 ducido después de intercalar la sustancia ixctiva, hallándose, por ese 

 medio, un valor del ángulo de rotación, exento del error de excen- 

 tricidad del limbo. Se repiten las mismas operaciones, partiendo del 

 otro cero del instrumento, y debe obtenerse el mismo valor para el 

 ángulo de rotación que anteriormente, salvo los errores de observa- 

 ción, siempre que los prismas estén bien construidos y centrados, y 

 que el ángulo de rotación haya permanecido constante durante el 

 tiempo de las observaciones. En cualquier ca.so, se toma el promedio 

 de los dos valores obtenidos, considerándolo como el verdadero. En 

 los intervalos de las observaciones debe hacerse giríir un poco á los 

 tubos que contienen los líquidos activos para neutralizar el error que 

 resulta por la falta del perfecto paralelismo de las caras terminales, 

 que origina espesores variables del medio en las diferentes partes del 

 tubo. En el polaristrobómetro de Wild han de efectuarse las medidas 

 del ángulo de rotación partiendo de los cuatro ceros del instrumento, 

 en forma igual á la indicada anteriormente, adoptando el promedio 

 de los cuatro valores obtenidos. 



En los laboratorios donde híiy que obtener muchos datos polari- 

 métricos, unos á continuación de otros, bastan las observaciones eu 

 el cero , que se efectúan al determinar el primer ángulo de rotación, 

 no practicándose nuevas sino de hora en hora. 



Para evitar el acceso al aparato de luz extraña se tiene el labora- 

 torio casi á oscuras , pues las observa- 

 ciones se facilitan y la sensibilidad del 

 ojo aumenta de este modo considera- 

 blemente. 



138. 4. — Determinación del verda- 

 dero valor y signo del ángulo de roía- 

 ción. 



Primer grupo de polarimetros . — Su- 

 pongamos que el circulo es fijo y sobre 

 él se mueven los nonius unidos á la 

 montura del analizador. La gradua- 

 ción de aquél irá de izquierda á dere- Figura 73. 

 cha, desde 0° á 180°, repitiéndose otra 



vez en igual forma. Sea (fig. Id) A A' la sección principal del anali- 

 zador, cuando el instrumento está colocado en uno de los eeros, y 

 Jj A\ la posición que corresponde á la reaparición del fenómeno 

 óptico sensible, después de interponer la sustancia activa; el ángulo 



