— 339 — 



Se ve que las lecturas en arabos casos difieren en 90". De estos ra. 

 zonaraientos se deduce que cuando se reduce el espesor ó la concen- 

 tración il la mitad , el valor que da el polarímetro para el ángulo de 

 rotación es mitad del que se midió en la primera observación, si la 

 sustancia es dextrogira, y la mitad más 90°^ si es levógira. 



La determinación del signo de la rotación, únicamente, se hace 

 más cómoda y rápidamente, tratándose de líquidos activos, emplean- 

 do el tubo de longitud variable , de Schmidt-Haensch , que se descri- 

 birá más adelante. 



Después de interponer ese tubo , lleno del líquido activo , entre el 

 polarizador y el analizador , y restablecido el fenómeno sensible , se 

 aumenta en una cantidad muy pequeña la longitud del tubo, con lo 

 cual desaparece dicho fenómeno ; si para que reaparezca es necesa- 

 rio hacer girar al analizador hacia la 

 derecha , la sustancia es dextrogira , y 

 levógira, si el giro es hacia la iz- 

 quierda. 



Segundo grupo de polarímetros. — Po- 

 laristrobómeiro de Wild. — En la figu- 

 ra 74, PP' es la sección principal del 

 polariztidor , al empezar la experien- 

 cia, AA' , la del analizader, y PP', 

 PP , las de las láminas de espato. 



Primer caso. Supongamos que la 

 sustancia activa que se estudia produce 

 una rotación a < 90°. Si es dextrogi- 

 ra, cambiará la dirección primitiva de las vibraciones bástala lí- 

 nea PiP'i, haciéndola girar un ángulo +'-^- Moviendo el polariza- 

 dor en sentido levógiro, para que el nonius recorra el círculo gra- 

 duado en el sentido de la graduación, hasta conseguir que PjP'i 

 ocupe la posición PP' , volverán á desaparecer las franjas de Savart, 

 y la lectura en el circulo será: 



Pero si la sustancia es levógira, y ha hecho desviar hacia la iz- 

 quierda la dirección primitiva de las vibraciones hasta la posi- 

 ción PiPi un ángulo 



— a' = — 180° -f a, 

 el polarizador tendrá que girar, en sentido levógiro, el ángu- 



