— 342 — 



Sustancia dextrogira. Lectura = p' = — . 



Sustancia levógira. . . 



,> p"^00"- 



: 91(0 _ 450 4_ :=; 450 _|_ 



Estos valores son los mismos que se obtuvieron en el primer caso. 



De igual modo que en el primer grupo de polarimetros , en el de 

 Wild puede determinarse el signo de la rotación directamente , por 

 medio del tubo de longitud variable de Schmidt-Haensch. Suponga- 

 mos que en el polaristrobómetro se ha hecho la lectura ¡3 al efectuar 

 el giro Pi OP (fig. 74) ó el Pj Op {ñg. 75) ; si se alarga una cantidad 

 muy pequeña el tubo, lleno de una disolución dextrogira, será pre- 

 ciso continuar un poco el giro del polarizador en el mismo sentido 

 levógiro , para que desaparezcan las franjas de Savart. Si la sus- 

 tancia es levógira, el giro que se ha de imprimir al polarizador 

 será en sentido dextrogiro, 



5. — Descripción de los diversos polarimetros. 



A.— Polarimetros de extinción. 



139. a.~Aparato de polarización de Biot-Mitscherlich. — Este ins- 

 trumento, construido primeramente 

 por Biot, y que es el más sencillo 

 de todos los polarimetros, se compo- 

 ne: de un pie, el polarizador, el 

 analizador y el círculo graduado. 

 Más tarde se le dotó de un peque- 

 ño diafragma circular, á cuya dis- 

 tancia se acomodaba la vista del 

 observador, y para aumentar la in- 

 tensidad luminosa se colocó en la 

 extremidad del instrumento dirigida 

 al foco luminoso una pequeña len- 

 te convexa condensadora. 



El aparato de Mitscherlich es el 

 dibujado en la figura "6. 



Los prismas de polarización es 

 tan colocados en las extremidades Figura 76. 



de una canal horizontal de latón 



ó madera. El polarizador y la lente condensadora se hallan dentro 

 de un tubo de latón a, que puede girar cuando sea preciso, ó que- 



