— 343 — 



dar inmóvil, apretando el tornillo í-. La montura giratoria del anali- 

 zador h estil unida á una palanca c, y dos nonius opuestos, que se ■ 

 mueven en el plano de un circulo graduado, que está fijo, sirven 

 para efectuar las lecturas de los ángulos de rotación. El circtulo está 

 dividido en grados, y con los nonius pueden apreciarse décimos de 

 esa unidad. Entre los prismas se coloca el tubo f, que contiene el 

 liquido activo, y cuya longitud es, usualmente, de 20 centímetros. 

 Otro perfeccionamiento, con respecto al aparato de Biot, fué la 

 adición de un pequeño anteojo delante del analizador. 



Para emplear el instrumento es indispensable usar luz homogénea, 

 por ejemplo, la amarilla del sodio, y por consiguiente, medirlas ro- 

 taciones para la raya D. Píira fijar la posición del cero se emplea el 

 tubo vacío ó lleno de agua, y se hace girar el analizador hasta que 

 se produzca la máxima oscuridad. Si el campo de visión es bastante 

 grande, no se consigue que se oscurezca totalmente, sino la apari- 

 ción de una franja negra vertical, cuyos bordes se desvanecen como 

 una penumbra (fig. 77), y lo que se trata de obtener por medio del 

 movimiento del analizador hacia la derecha ó hacia la 

 izquierda, es que la parte media de la franja oscura 

 pase lo más exactamente posible por el centro del cam- 

 po. Como esta experiencia se repite muchas veces, se 

 adopta el promedio de las lecturas en el círculo como 

 valor angular correspondiente al cero del instrumento. Fi:;nra 77. 

 Si se desea que ese valor sea nulo , esto es , que coin- 

 cidan los ceros del nonius y del círculo, lo cual, por lo demás, no 

 es necesario, se hace desde luego esa coincidencia, y después, año- 

 jando el tornillo e (fig. 76), se mueve el polarizador hasta que la 

 franja oscura pase por el centro del campo. 



Colocado en el sitio adecuado el tubo lleno con la disolución activa 

 aparece otra vez claro el campo, y es preciso hacar girar al anali- 

 zador un ángulo determinado , que es el de rotación de la sustancia 

 que se estudia , ptira que aparezca nuevamente la franja oscura en 

 posición céntrica. Se repite la misma operación partiendo del cero 

 situado á 180° del anterior. Por lo que se refiere á la manera de efec- 

 tuar las observaciones y de determinar el signo y la magnitud de la 

 rotación, véase lo dicho anteriormente (137) y (138). 



B.— Polarimetros cromáticos. 



140. a. — Polarímetro de Rohiquet. — Robiquet hizo el aparato de 

 Mitscherlich bastante más sensible, adicionando al polarizador el 



