— 346 - 



intercala una sustancia activa, cuyo signo sea conocido de antema- 

 no, como una disolución de azúcar. Si á la que se ensaya corres- 

 ponde la misma posición de esos colores , será dextrogira , y en caso 

 contrario levógira. Además, en una disolución dextrogira el resta- 

 blecimiento de la igualdad de coloración en las dos mitades del cam- 

 po se obtiene cuando se hace girar al analizador en el sentido del 

 movimiento de las agujas de un reloj , mientras que en otra levógi- 

 ra el movimiento es inverso. 



El error medio de las medidas de rotaciones con ese polarimetro 

 no excede de ± 4 minutos. 



El aparato de Robiquet tiene muchos defectos : en primer lugar, 

 no permite sino las medidas de los ángulos a^-, de modo que no pue- 

 de emplearse con luz monocromática; en segundo, las medidas po- 

 larimétricas no son exactas, pues después de interponer la sustancia 

 activa, sobre todo cuando ésta tiene color propio, la tinta sensible 

 no ofrece el mismo tono que antes , cuando se hizo la observación 

 del cero, originándose asi errores sistemáticos, de imposible com- 

 probación; por último, este polarimetro no puede usarse por los que 

 tienen el defecto del daltonismo. Por estas razones apenas está hoy 

 en uso y no sirve, á lo sumo, sino para una determinación aproxi- 

 mada de los ángulos de rotación. 



C— Polaiíraetros de franjas. 



141. a. — Polaristrobómetro de Wild. — Este aparato, ideado por 

 Wild el año 1864, y que en la actualidad tiene un empleo muy limi- 

 tado, da mejores resultados que los descritos anteriormente. Su es- 

 pecialidad consiste en que se interpone entre el polarizador y el ana- 

 lizador un polariscopio de Savart , con lo cual se originan una mul- 

 titud de franjas paralelas de interferencia , alternadamente oscuras 

 y claras con luz monocromática y que desparecen, por lo menos, en 

 el centro del campo, en posiciones determinadas del polarizador, 

 que es giratorio, estando fijo el analizador. Este fenómeno, que 

 puede observarse con mucha precisión , es el que sirve para la colo- 

 cación del instrumento en cero y para la medida de los ángulos de 

 rotación. Se emplea, generalmente, la luz amarilla del sodio, pero 

 puede usarse también cualquiera otra monocromática. 



La disposición del polaristrobómetro puede verse en la figura 79. 



La luz que penetra por a en el tubo b, atraviesa primero el dia- 

 fragma circular c (10 mm. de diámetro) y después el polarizador d. 

 La montura de éste va unida invariablemente al circulo graduado e 



