— 347 - 



y puede girar con éste alrededor de un eje horizontal. Los rayos po- 

 larizados atraviesan después el tubo /" donde está contenida la diso- 

 lución activa, y entran en el ocular, que es fijo, y constituye el po- 

 lariscopio de Savart. Se compone del órgano g, constituido por dos 

 placas de espato de Islandia, de un espesor de 3 mm. próximamen- 

 te, talladas A 45" del eje óptico, y unidas después con un cemento, 

 de tal modo, que sus secciones principales quedan cruzadas á án- 

 gulo recto. Siguen después dos lentes h, ¿, que constituyen un ante- 



Fignra 79. 



ojo de débil aumento (unas cinco veces). Entre ellas, y en el foco 

 del objetivo h, se encuentra un diafragma k, de 4 mm. de abertura, 

 con retículo compuesto de dos hilos cruzados en forma de X. Sigue, 

 por último, el analizador I, fijo en su montura, de modo que su sec- 

 ción principal está comúnmente en posición horizontal. Con dicha 

 sección principal deben formar ángulos de 45° las de la doble placa 5^, 

 con lo cual es excusado decir que los órganos g, I deben estar inva- 

 riablemente unidos, para cuyo fin, el tubo del ocular tiene un pe- 

 queño diente que se introduce en una ranura del tubo exterior, y asi, 

 en los movimientos de aquél para conseguir la enfocación, no se al- 

 tera la posición respectiva de la placa g y del analizador /. El pola- 

 riscopio se introduce en un tubo corto, y admite dentro de él un pe- 

 queño giro aflojando los tornillos m, w. Esa disposición se utiliza 

 para poner en cero elpolarímetro. Por último, en >i se puede colocar 

 una pantalla para interceptar toda luz extraña . 



Para el giro del polarizador d , su montura se introduce en un ani- 

 llo fijo de que está provista la canal donde se colocan los tubos con 

 disoluciones activas. La placa del circulo graduado tiene en la parte 

 dirigida hacia el observador una rueda dentada, y con ella engrana 

 el piñón o, unido á la varilla q, que termina en el botón p, al al- 

 cance de la mano del observador. Las lecturas de los ángulos se ha- 

 cen por medio de un nonius fijo r, el cual se enfoca con el anteojo s ; 

 en la extremidad de éste hay una abertura con un espejo metálico 



