— Md — 



se sustituyo el tubo vacío por otro que contenga la sustancia activa, 

 aparecerán nuevamente las franjas. Por el paso de los rayos á tra- 

 vés de la sustancia activa , ha girado el plano de polarización un án- 

 gulo determinado, y para que nuevamente sea paralelo á una de las 

 secciones principales de las láminas de espato del polariscopio, será 

 preciso hacer girar al polarizador un ángulo igual en sentido contra- 

 rio al de la rotación, volviendo entonces á desaparecer las franjas. 

 Ese ángulo de giro del polarizador será, pues, igual á la rotación de 

 la sustancia activa. 



El círculo graduado debe moverse en sentido contrario al de las 

 agujas de un reloj, cuando la sustancia activa es dextrogira, y en el 

 mismo sentido cuando es levógira. 



Si la graduación del círculo va de izquierda á derecha, como su- 

 cede comúnmente , en una sustancia dextrogira las lecturas serán 

 mayores que las correspondientes á la colocación en cero del instru- 

 mento, y menores en las levógiras. 



El error modio de las observaciones con el polaristrobómetro es 

 de ± 3 minutos, próximamente. 



142. b. — Polarfmetro repetidor de Nodof. 



Nodot (*) ha construido en estos últimos años un polarímetro re- 

 petidor, utilizando las franjas de extinción que se producen en el 

 espectro. La luz blanca polarizada atraviesa una placa compuesta 

 de dos cuarzos yuxtapuestos , de rotaciones contrarias y de igual es- 

 pesor , á continuación de la cual se encuentra la ranura de un espec- 

 troscopio de visión directa, que se coloca perpendicularmente á la 

 línea de intersección de los dos cuarzos; y por último, un anali- 

 zador. 



Los cuarzos producen dos espectros superpuestos, con franjas de 

 absorción que se corresponden cuando las secciones principales del 

 polarizador y del analizador son paralelas. 



La interposición de un cuerpo activo desplaza á las dos franjas en 

 sentido contrario, y para hacerlas coincidir nuevamente en el mismo 

 punto del espectro, es preciso que gire el analizador un ángulo de- 

 terminado , que es la medida de la rotación del cuerpo activo inter- 

 puesto, para el color correspondiente al punto del espectro en que 

 se efectúa la coincidencia. El aparato puede ser repetidor, porque si 

 después de practicada la operación anterior, se retira del aparato el 

 cuerpo activo, y se establece la coincidencia de las dos franjas, que 



(*) Nodot: Rev. des Travaux scientifiques, IX-638 (1888). 



