— 355 — 



dad de iluminación de dichas mitades, originándose cambios en la po- 

 sición del cero. No puede prescindirse tampoco de que la luz que in- 

 cida sobre el polarizador presente una completa uniformidad , inde- 

 pendiente de la distribución de la intensidad luminosa en la llama. 



Queda ahora por averiguar los cambios que experimenta la posi- 

 ción del cero del polarímetro cuando se emplean diferentes clases de 

 luces homogéneas, en los aparatos cuyo polarizador no es simétrico, 

 como en los de Laurent y Lippich, en los cuales la luz correspon- 

 diente á una de las mitades del campo atraviesa mayor espesor de 

 medios absorbentes que la que ilumina á la otra. La relación de las 

 intensidades luminosas de ambas mitades del campo varia, á conse- 

 cuencia de ello , con la longitud de onda de la radiación empleada, y 

 también la posición del cero. En tanto que se trabaja con luz mono- 

 cromática, esas variaciones del cero adquieren poca importancia, 

 llegando su valor á muy pocos segundos; sin embargo, en las medi- 

 das de precisión deben tenerse en cuenta, tanto más, cuanto que en 

 los aparatos de penumbra más perfeccionados, los errores medios no 

 se cuentan sino por segundos Otra cosa sucede cuando se emplea 

 luz blanca, como en todos los sacarímetros de penumbra, que des- 

 cribiremos más adelante. Entonces, la luz de una de las mitades del 

 campo, no sólo se debilita, sino que adquiere otra composición, pues- 

 to que las reflexiones totales y absorciones cambian con la longitud 

 de onda. Con el empleo de luces blancas de diversas especies, se 

 pueden originar variaciones en la posición de cero, cuyo valor pue- 

 de llegar á nueve segundos. Si se considera la diversa composición 

 de la luz que ilumina á ambas mitades del campo, compréndese fá- 

 cilmente que el error en la posición del cero llegue á alcanzar el va- 

 lor de un minuto, cuando se interpone entre el polarizador y el ana- 

 lizador una sustancia colorante, por ejemplo, una placa de bicro- 

 mato de potasio, que absorbe fuertemente algunas radiaciones lumi- 

 nosas. 



145. Cálculo de la sensibilidad del procedimiento. — La exactitud 

 que puede obtenerse con los aparatos de penumbra depende de la 

 facilidad con que es dado apreciar las más pequeñas diferencias de 

 intensidad luminosa en las dos mitades del campo. Si se hace girar 

 al analizador, desde la posición en que resulta la igualdad de ilumi- 

 nación, el pequeño ángulo A^, la diferencia de intensidad que resul- 

 tará entre las dos mitades del campo puede representarse por p, 

 expresada en tanto por 100 de la intensidad primitiva. Bajo el su- 

 puesto de que cuando está el aparato en el cero, la sección principal 

 del analizador biseca el ángulo suplementario del y. , se demuestra fá- 



