— 357 — 



En virtud de las dediicoiones anteriores, ha de escogerse el ángulo 

 de penumbra lo niAs pequeño posible para disminuir el error de de- 

 terminación de la posición del cero; pero, como al mismo tiempo que 

 se hace más pequeño ese ángulo, disminuye la iluminación del cam- 

 po cuando el aparato está en cero, no debe pasar la disminución del 

 ángulo de penumbra de un cierto límite, que depende del poder del 

 foco luminoso; porque, de otro modo, la sensibilidad de la vista dis- 

 minuye y la cantidad p aumenta, haciéndose también mayor A,V'. 

 Con un determinado foco luminoso será, pues, A,V un mínimo para 

 un cierto valor de a, y, éste último, será tanto menor cuanto más 

 intenso sea el foco. Se puede formular así la siguiente regla: 



Se escoge el foco luminoso de gran intensidad ij el ángulo de penumbra, 

 lo más pequeño posible, pero sin que la vista tenga que esforzarse dema- 

 siado para apreciar el momento de igualdad de iluminación de las dos 

 mitades del campo . 



14G. Beterminación de la posición del cero. — Se emplean varios 

 métodos para efectuar esa determinación, y sólo explicaremos los 

 más usuctles, los cuales dan todos buenos resultados si se aplican 

 bien. 



Cuando se mueve bastante rápidamente el analizador de uno á 

 otro lado de la posición de igual iluminación de las dos mitades del 

 campo, y se ha enfocado perfectamente la línea que los separa, la 

 impresión que recibe la vista es como si una faja oscura, paralela á 

 dicha línea, se moviera desde la mitad que se ilumina hacia la que 

 se oscurece. Aunque ese efecto es puramente subjetivo, pues en rea- 

 lidad, y estando bien iluminado el aparato, la intensidad luminosa 

 es uniforme dentro de cada mitad del campo, se aprovecha para de- 

 terminar la posición exacta de igual iluminación, que será la que 

 corresponde al momento en que el centro de esa aparente faja oscu- 

 ra pase por la línea de separación de los dos campos. Siguiendo este 

 procedimiento, se detiene el ;inalizador demasiado pronto, pero esa 

 circunstancia no puede originar ningún error, cuando se toma el 

 promedio de muchas observaciones, partiendo de puntos situados á 

 uno y otro lado del cero. 



Otro procedimiento empleado muy frecuentemente es el siguiente: 

 se hace mover el analizador rápidamente, varias veces, á un lado y 

 otro del cero, hasta obtener diferencias de iluminación en los dos 

 campos, de signo contrario y lo más iguales que sea posible, hacien- 

 do las lecturas correspondientes á esas posiciones extremas del ana- 

 lizador; su promedio señala la posición del analizador correspon- 

 diente á la igualdad de iluminíición del campo. 



