— 3ñ2 



se ha demostrado (16), cuando en dos vibraciones perpendicula- 

 res <p — tj; = w TT, siendo « un número impar, la resultante es una vi- 

 bración rectilínea, cuya ecuación es: 



_ _1 ■ 



Representa p la amplitud de la componente BH, q la, de la otra 



componente BG, y ^ es la tangente del ángulo que forma con BH, 



eje de las¿c, la vibración rectilínea resultante. Como dicha tangente 

 es negativa, lo será también el ángulo, que tendrá que contarse 

 hacia abajo del eje de las abscisas. Tomando HK' ^ BG= q, 



tan HBK' = — ; luego la recta KBK' será la resultante de las dos 



P 

 vibraciones rectangulares BG, BH. 



La luz que ha atravesado la lámina de cuarzo estará, pues, pola- 

 rizada rectilíneamente , y la dirección de sus vibraciones será BK, 

 así como la que pasa por la otra mitad del diafragma lo estará tam- 

 bién, pero con una dirección de vibración paralela á BD, que es la 

 sección principal del polarizador. Por consiguiente, el campo que- 

 dará dividido en dos partes, cuyas direciones de vibración, son si- 

 métricas con respecto á J5 C ó eje óptico de la lámina de cuarzo. El 

 ángulo de penumbra es doble del que forma la sección principal del 

 polarizador con el eje óptico del cuarzo ; de modo que si la sección 

 principal del analizador se coloca paralela á dicho eje óptico, las dos 

 mitades del campo tendrán igual intensidad luminosa; y lo mismo 

 sucederá cuando sea perpendicular á dicha línea , pero en este caso la 

 intensidad luminosa será muy pequeña, si lo es también el ángulo de 

 penumbra. 



Por lo que se refiere á la iluminación del polarímetro, hay que ad- 

 vertir nuevamente que ha de emplearse la luz homogénea, para la 

 cual está calculado el espesor de la lámina de cuarzo , de modo que 



produzca el retardo de — 1 de dicha luz. Hasta ahora, las lámi- 

 nas que tixUan los constructores son para la luz del sodio; los ángulos 

 de rotación correspondientes á otras radiaciones no pueden medirse 

 con estos polarímetros, lo que constituye un inconveniente. 



La sensibilidad del aparato de Laurent depende del ángulo de pe- 

 numbra que se escoja, según se ha demostrado anteriormente, para 



