56S 



Figura 84. 



todos los pohvríraetros de esta clase (145). Ese ángulo es variable, 

 puesto que la sección principal del polarizador giratorio puede for- 

 mar el ángulo que se desee con el eje óptico de la lámina de cuarzo. 

 Pero aun empleando una llama de sodio bastante débil (mechero de 

 Bunsen con perla de cloruro de sodio) , y por consiguiente, un án- 

 gulo de penumbra grande, 8°, próximamente, el error medio de las 

 medidas alcanza solamente un valor de dr 2 minutos , que puede des- 

 cender á 1 minuto con focos intensos y ángulo de penumbra más pe- 

 ^queflo. 



Esta sensibilidad ha sido aumentada recientemente por el cons- 

 tructor Heele, disponiendo de otra 

 manera el campo de visión. Coloca 

 la placa de Laurent en el diafragma 

 del polarizador, no de modo que cu- 

 bra la mitad de su abertura, sino 

 dándole forma circular, pero de 

 diámetro mitad que el del diafrag- 

 ma, y haciendo que coincidan sus centros. Entonces aparece el cam- 

 po como se dibuja en la figura 84. Puédese de este modo obtener 

 una aproximación en la medida de los ángulos de rotación de 20 se- 

 gundos. 



b. — Polarímetros de pemimhra de Lippich. 



149. Polarixador con campo dividido en dos partes. — El polariza- 

 dor de Lippich permite la variabilidad del ángulo de penumbra y el 

 empleo de cualquiera clase de luz, homogénea ó heterogénea, dos 

 circunstancias indispensables en un buen aparato de penumbra. La 

 construcción de este polarizador es la más sencilla que pueda idear- 

 se. Detrás del nicol polarizador A (fig. 84 bis) se encuentra, diri- 

 gido hacia el analizador, un segundo nicol más pequeño, B, que 

 ocupa sólo la mitad de la sección transversal del primero , y por cuya 

 razón se le llama hemiprisma. Este se halla colocado de manera que 

 la arista que se proyecta en C, perfectamente tallada, coincide con 

 el plano vertical que pasa por el eje del instrumento, y divide en 

 dos partes iguales la abertura del diafragma del polarizador D. La 

 arista C es la que se enfoca con el anteojo del instrumento. Mien- 

 tras que el hemiprisma está fijo, el nicol mayor A puede girar al- 

 rededor del eje de su montura, para cambiar el ángulo de penum- 

 bra. Las secciones principales de los dos nicoles forman un ángulo a. 



Los rayos luminosos que atraviesan la mitad libre del prisma A, 

 están polarizados rectilíneamente, con una dirección de vibración 

 paralela á la sección principal de dicho nicol , los que atraviesan la 



