— 364 — 



iF 



m 



otra mitad, penetran en el nicol B y se divide cada uno en dos com- 

 ponentes, de las cuales, no emerge del nicol 

 más que aquella en que las vibraciones se 

 efectúan paralelamente á la sección principal. 

 Se tiene, pues, un campo dividido en dos par- 

 tes, cuyas direcciones de vibración forman el 

 ángulo variable a. Además , la luz de cada mi- 

 tad del campo está polarizada rectilíneamente, 

 y en la misma dirección, cualquiera que sea su 

 longitud de onda; así es que el polarizador de 

 Lippich^uede considerarse como el más per- 

 fecto aparato de penumbra. 



Puesto que una parte de la luz que incide 

 sobre el heraiprisma es reflejada totalmente, 

 en su trayecto á través del mismo, y absor- 

 bida por sus paredes, la intensidad luminosa 

 L-— _^a[^\/ I en la mitad del Cíimpo cubierta por el hemi- 

 i^^^^^T"^ prisma, será siempre menor que en la otra. 

 En la posición de igualdad de iluminación en 

 ambas, la sección principal del analizador no 

 bisecará , por consiguiente , el ángulo que for- 

 man las de los dos prismas polarizadores , ó su 

 suplemento, sino que formará con la de A un 

 ángulo mayor que con la de B. 



El hemiprisma exige una construcción y 

 ajuste espadilles. No puede estar constituido 

 por un prisma de Nicol con caras terminales 

 perpendiculares á las aristas laterales, situan- 

 do una de las caras laterales CE en el plano 

 vertical que pasa por el eje del instrumento, 

 porque esa cara interceptarla una parte del 

 cono de rayos próximo. Si F es el diafragma 

 circular del analizador, y la marcha de los ra- 

 yos dentro del aparato es la que se explicó en 

 el párrafo (136), cada mitad del campo tendrá 

 iluminación uniforme, si los conos de rayos 

 X' I r cuyos vértices están situados en los diversos 

 puntos del campo correspondiente á la mitad 

 no cubierta por el hemiprisma y cuya base 

 común es la abertura del diafragma del anali- 

 zador, pueden prolongarse hasta el prisma ^4 y el foco luminoso, 



