— S67 — 



más ó menos, de modo que, según las dimensiones do los aparatos, 

 el valor del ángulo ECN oscilará entre 92" y 94° ; pero se ha de tra- 

 tar de que el eje óptico del hemiprisma sea perpendicular á la aris- 

 ta CE , y al mismo tiempo, á las que se proyectan en E y N. Cuan- 

 do los vértices de los conos de rayos están á mayores distancias 

 de C que en el caso anterior, y á su derecha, los rayos form m án- 

 gulos menores con las normales á la cara CN, que el CK, y tam- 

 bién los rayos refractados se aproximarán más á dichas normales 

 que CL, siguiendo todos su curso por dentro del hemiprisma. Todos 

 los rayos comprendidos dentro del ángulo s, ó que incidan sobre la 

 cara pulimentada CE, en el interior del hemiprisma, son refleja- 

 dos y no llegan al analizador. Una pequeña parte de la cara EO, en 

 las inmediaciones de la arista E, como la EL, queda sin ejercer 

 ninguna acción, de modo que no tienen influencia perniciosa los de- 

 fectos de talla de la arista E. Únicamente la arista C debe ser pre- 

 cisa é irreprochable; de este modo, las dos mita- 

 des del campo presentarán igual intensidad lu- 

 minosa hasta la misma línea de separación, y 

 ésta será apenas visible al final de la observa- 

 ción , condición esencial para la exactitud de las 

 medidas polarimétricas. 



Por desgracia , los constructores no tallan las 

 caras del prisma con la necesaria perfección, asi 

 es que cuando se trata de obtener la igualdad de 

 iluminación de las dos mitades del campo, apa- 

 rece la arista C como una línea gruesa, oscura, 

 lo cual perjudica á la exactitud de las observa- 

 ciones. Esta falta puede remediarse en parte, 

 dando al diafragma que se coloca delante del foco 

 luminoso una forma rectangular alargada, colo- 

 cando el lado mayor perpendicular á la arista C, 

 y dándole una dimensión cuatro veces mayor que 

 la que exigen el tamaño de la lente condensado- 

 ra y la abertura del diafragma del analizador. Así la línea de sepa- 

 ración del campo es muy fina; pero al obtener la igualdad de ilu- 

 minación, aparece entre las dos mitades del campo una franja es- 

 trecha, más clara, paralela á la arista C, pero que no perturba tan- 

 to la observación como la raya negra. 



En cuanto á la precisión del aparato de penumbra de Lippich , con 

 campo dividido en dos partes, se puede asegurar que, si el foco lu- 

 minoso tiene la suficiente intensidad , y el ángulo de penumbra es 



Figura 86. 



