— 368 — 



de 1'^', el error medio de las medidas de ángulos de rotación es de 

 unos dr 15 segundos. 



150. Polarixador con campo dividido en tres partes. — Se obtiene 

 un campo de esta clase, colocando dos hemiprismas B y C delante 

 del nicol A, en posición simétrica con respecto al eje del instrumen- 

 to, según se ve en la figura 86. Las aristas E y F, que son las que 

 se enfocan con el anteojo, dividen el campo, limitado por laa'iertu- 

 ra circular del diafragma del polarizador, en tres partes: H, J, K. 

 La anchura de la parte central no debe ser muy grande , pues asi es 

 posible ver á un mismo tiempo las dos líneas de separación áe E y F. 

 Cuando el campo no es muy grande, conviene que las tres partes 

 sean de la misma anchura. En lo que respecta á la construcción y 

 posición de los dos hemiprismas, puede repetirse lo dicho anterior- 

 mente al tratar de uno solo. Si sus secciones principales son exacta- 

 mente paralelas y forman con la del nicol A el ángulo de penum- 

 bra a, habrá una posición del analizador, para la cual, siendo igua- 

 les las intensidades luminosas de las partes H, J, también lo será la 

 de la K, si los dos hemiprismas son de igual estructura. Ante todo 

 es preciso cuidar de que los dos prismas laterales produzcan una ex- 

 tinción igualmente acentuada. Se comprueba esa circunstancia me- 

 jor que por cualquier otro método, empleando una luz muy intensa 

 y colocando el analizador en la posición de máxima extinción de las 

 partes laterales del campo; entonces se mueve el nicol A hasta que 

 la central aparezca lo más oscura que sea posible; en esa posición 

 es como mejor se aprecia la desigualdad óptica que pueda existir 

 entre los dos hemijirismas. 



La ventaja que produce esta disposición del polarizador, con res- 

 pecto á la descrita antes, consiste en que es más fácil apreciar la 

 igualdad de intensidad luminosa de tres fajas, no siendo éstas muy 

 estrechas, que la de dos. Conviene advertir que las secciones princi- 

 pales de los hemiprismas no se colocan perfectamente paralelas, pues 

 por las razones que expondremos después, se demuestra que por un 

 pequeño giro de un prisma con respecto al otro, se aumenta la exac- 

 titud de las observaciones. Supongamos, primero, que los hemipris- 

 mas están en posición paralela y el analizador en la que correspon- 

 da á la igualdad objetiva ó real de iluminación de las tres partes del 

 campo ; se podrá hacer girar á aquél á la derecha ó á la izquierda 

 un determinado ángulo ¡3, que es función del de penumbra a, sin que 

 sulijetivamente se acuse una diferencia de iluminación entre el centro 

 y los extremos del campo. Por consiguiente, en la determinación de 

 la posición del cero del instrumento puede haber una incertidumbre 



