— 372 - 



pich d, cuyo prisma movible puede hacerse girar por medio de la 

 palanca e, para variar el ángulo de penumbra. La regla, con los 

 órganos á ella unidos, puede subir ó bajar, resbalando por la vari- 

 lla de un pie Bunsen, y fijarse á la altura conveniente. La parte in- 

 ferior de la varilla está fileteada en forma de tornillo, para per- 

 mitir un movimiento vertical suave á una abrazadera , haciendo gi- 

 rar la tuerca g. Dicha abrazadera sostiene una placa horizontal, 

 donde se apoyan los dos soportes prismáticos f, f. Sobre ellos se colo- 

 ca la canal A que sostiene los tubos llenos de disoluciones activas, 

 los cuales se sitúan en el eje del instrumento moviendo en sentido 

 conveniente la tuerca g; la canal puede inclinarse un pequeño án- 

 gulo sobre el plano en que se apoya. También puede colocarse so- 

 bre los soportes /"/"una placa de latón i, provista, en su parte infe- 

 rior, de guias para un movimiento rectilíneo lateral, y que sirve de 

 apoyo á los recipientes de cristal que contengan los líquidos que se 

 quieran estudiar. Para poder examinar sustancias sometidas á una 

 elevada temperatura, ó fundidas, ó, por el contrario, para poder 



operar á temperaturas bajas , se emplea el 

 aparato dibujado en la flgui'a 89-11 , que se 

 compone de una caja prismática de chapa, 

 de latón, atravesada por un tubo, dorado 

 en su interior, cuyas extremidades, que so- 

 bresalen de la caja, se cierran por tapaderas 

 á tornillo provistas de placas de cristal. Otro 

 tubo estrecho, perpendicular al primero y 

 en comunicación con él, que atraviesa la 

 tapa movible de la caja, permite que se 

 efectúen las dilataciones ó contracciones del 

 líquido activo que llena el tubo horizontal, 

 por cuyo medio, el espesor de aquél, que atraviesan los rayos lumi- 

 nosos, permanece constante cualquiera que sea la temperatura. La 

 tapa de la caja tiene, además, dos aberturas, para el paso de un 

 termómetro y de un agitador. Si se llena con un liquido que pueda 

 servir de baño, y se calienta éste por medio de una lámpara coloca- 

 da debajo, puede medirse la rotación de la sustancia, aun á tem- 

 peraturas elevadas; para ello es conveniente rodear la caja con pa- 

 pel de asbesto, y colocar pantallas en sitios adecuados, con objeto 

 de preservar del calor las demás partes del instrumento. Si para ob- 

 servar á temperaturas bajas se llena la caja con mezclas frigorífi- 

 cas, se evitará que se formen depósitos de vapor de agua conden- 

 sado en las placas de cristal de las tapaderas del tubo, rodeando 



Figura 89-11. 



