— 377 — 



de cuarzo cuyo espesor es variable entre ciertos limites. Supongamos 

 (fig. 9ri, I) dos placas de cuarzo normales al eje, de igual espesor y 

 de signo contrario ABCD y EFGIÍ, la primera negativa y la segun- 

 da positiva. Esta se corta en dos trozos en forma de cuña EJKH y 

 JFOK por medio de un plano perpendicular al de la figura, cuya 

 traza es JK. La segunda cuña la suponemos prolongada hasta LM, 

 por un lado, y hasta N, por el otro, resultando así que la cuña pe- 

 queña y la grande tienen el mismo ángulo. Todo compensador se 

 coloca entre el polarizador y el analizador, de modo que los rayos 

 luminosos entran por la cara BC y salen por la EH, siendo fijas la 

 cufia pequeña EJKH y la placa negativa ABCD, mientras que la 

 grande LMN -puede moverse resbalando á lo largo de JK, conser- 

 vándose siempre paralelas durante ese movimiento las caras EH, 

 MX, de modo que las dos cuñas forman una placa positiva de cuar- 

 zo de caras paralelas y espesor variable. 



En la disposición de las cuñas que se dibuja en la fig. 93, I, el 

 compensador produce una rotación nula, puesto que EF=AB; si 

 ahora se mueve la cuña grande, de modo que el punto L, se aproxi- 

 me al J, el grueso de la placa positiva será mayor que el de la ne- 

 gativa, y el aparato producirá una rotación positiva, que podrá com- 

 pensar la de una sustancia negativa. Si el movimiento de la cuña es 

 en sentido contrario, aproximándose el punto A' al K, el espesor de 

 la placa negativa será mayor que el de la positiva, y podrán com- 

 pensarse rotaciones no muy elevadas de sustancias positivas. La va- 

 riación de espesor de la placa positiva será tanto maj'or , cuanto más 

 larga sea la cuña movible, y mayor el ángulo de las cunas En la 

 práctica, se hace que la cuña L.l/iYno resbale sobre el plano JK, 

 sino que situándola á una cierta distancia de la pequeña , como está 

 indicado en la fig. 93, II, el movimiento de resbalamiento se veri- 

 fica en el plano MN, cuya posición es inalterable. Puesto que los ra- 

 yos luminosos sufren una determinada desviación al atravesar la capa 

 de aire que existe entre las dos cuñas , se procura que su espesor sea 

 el menor posible, separando aquéllas nada más que lo que sea indis- 

 pensable para no impedir el movimiento de la cuña grande. La des- 

 viación de los rayos es la causa de que el compensador no marque 

 cero cuando el espesor de la placa constituida por las dos cuñas es 

 exactamente igual al de la placa negativa. Si la montura de la cuña 

 movible está provista de una escala dividida, las lecturas que en ella 

 se hagan por medio de un nonius fijo, serán proporcionales á los es- 

 pesores de la placa positiva. 



Si se ilumina ahora el sacarimetro con luz blanca, y se coloca el 



