— 378 



analizador en la posición del cero, no se alterará esta posición, aunque 

 se anteponga el compensador con su escala en cero. Esto sucederá 

 para todas las radiaciones, cualquiera que sea su longitud de onda, 

 puesto que la dispersión rotatoria es la misma para placas positivas 

 ó negativas de cuarzo, de igual espesor. Y de aquí se deduce la im- 

 portante consecuencia de que con las cuñas de cuarzo no se puede com- 

 pensar la rotación de una sustancia, sino en el caso de que ésta posea 

 igual dispersión rotatoria que el cuarao. De modo que se podrán com- 

 pensar, en primer lugar, las rotaciones producidas por láminas de 

 cuarzo, y en segundo, las de las disoluciones de azúcar, puesto que, 

 como se ha indicado en el párrafo 91 , la dispersión rotatoria de esas 

 disoluciones es casi igual á la del cuarzo. Gracias á esta circunstan- 

 cia, es posible la construcción de sacarimetros, que puedan emplear- 

 se con luz blanca. 



J57 2. — Compensador con cuatro cuñas de cuárxo. — En el compen - 

 sador compuesto de cuatro cuñas de cuarzo, 

 ideado por Schmidt-Haensch, la placa negati- 

 va (fig. 94) está también formaaa por dos cu- 

 ñas de igual ángulo, de modo que, lo mismo 

 la placa negativa, que la positiva, son de es- 

 pesor variable. Las cufias pequeñas son fijas, 

 y las grandes, movibles. Las extremidades más 

 gruesas de éstas se hallan colocadas al mismo 

 lado, para evitar en lo posible la desviación de 

 los rayos por su paso á través de las capas de 

 aire intermedias. Comúnmente se hacen iguales los ángulos de las 

 cuñas negativas y positivas. Con este compensador se pueden neu- 

 tralizar las rotaciones positivas y las negativas; su ventaja sobre el 

 descrito anteriormente, consiste en que el cero no corresponde á una 

 sola posición de una de las cuñas grandes, sino que en todas ellas se 

 puede compensar la acción de una de las placas con la de la otra. De 

 este modo, una rotación pequeña puede compensarse en diferentes 

 posiciones de las cuñas, obteniendo valores cuyo promedio estará 

 exento de los errores inherentes á los defectos de construcción de las 

 cufias. 



3. — Escalas sacar imétricas. 



158. A. En los polarimetro§ con círculo graduado. — Para obtener 

 en los polarimetros , provistos de circulo dividido en grados sexage- 

 simales, una graduación sacarimétrica, se procede del modo siguien- 

 te: Se disuelven a gramos de azúcar puro en la cantidad de agua 

 conveniente para que el volumen de la disolución sea 100 centirae- 



Flgnra 94. 



