— 382 — 



graduados por ese medio, y á ello hay que atribuir la perfecta con- 

 cordancia en la división 100, de todos los que se venden por los cons- 

 tructores, especialmente por los alemanes. No es necesario advertir, 

 que también se pueden emplear en la graduación de los sacarímetros 

 placas de cuarzo que no marquen exactamente la división 100 en un 

 sacarí metro tipo ^ siempre que se conozca la división que señalan. 



160. 4. — Descripción de los diversos sacarímetros. — Los diversos 

 tipos de sacarímetros que se construyen actualmente están com- 

 puestos de uno de los polarizadores ya descritos anteriormente, y de 

 un compensador de dos ó cuatro cuñas de cuarzo. Los dividimos en 

 los mismos grupos que los polarimetros. 



A. — Sacarímetros cromáticos. 



161. a. — Sacarímetro Soleil-Duboscq. — El primer sacarímetro cro- 

 mático fué ideado por el óptico de Paris, Soleil, y perfeccionado des- 

 pués por Duboscq , es el que actualmente construye su sucesor Pe- 

 llín. Este sacarímetro consta de los siguientes órganos (fig. 95): 



P. — Polarizador acromático birrefringente , compuesto del pris- 

 ma de crownglas a, terminado por una superficie con- 

 vexa que hace el efecto de lente condensadora, y del 

 prisma triangular de espato de Islandia, b; uno de los 

 dos rayos que origina la birrefringencia sigue la direc- 

 ción del eje del sacarímetro, el otro es desviado. 



D. — Bicuarzo de Soleil ó placa de dos rotaciones inversas. 



M. — Placa de cuarzo levógiro normal al eje. 



K. — Compensador de dos cuñas de cuarzo, 



A. — Analizador. 

 C y N. — Órgano productor de la tinta sensible (C, placa de cuarzo; 

 N, prisma de Nicol). 

 L, L' — Anteo jo de Galileo. 



m~^ 



M 



^ fi 



tz: 



-y\^ 



Figura 95. 



La luz que se emplea para las observaciones es la blanca natural 

 ó la de una lámpara , y los rayos luminosos penetran por un diafrag- 

 ma ^, de 3 mm. de abertura. Las cuñas del compensador son ambas 



